lieber eine Skala von Lichtbrechungs-lndicatoren. 
17 
II. Verdünnte TiiouLET’sche Lösung. Benutzt wurde der Satz V. 
Der Indicator 1,614 ist stärker lichtbrechend für rothe und schwächer 
lichtbrechend für blaue Strahlen als der Index der Flüssigkeit, 
steht somit dem Index für gelbes Licht sehr nahe. Beobachtungs- 
temperatur 22,50 Q 
Die Messung des Winkels 2 des Glimmerplättchens ergab 
bei 25,50 G 
2H^ = 390 40,4' 
woraus 
sin 330 18' 
~ sin 190 50,2' 
Die Reduktion auf die Temperatur 
ergiebt schliesslich 
1,618. 
der Indicatorbeobachtung 
n'j) — 1,619, 
somit eine Annäherung an obige Beobachtung bis auf 0,005. Man 
kann im Allgemeinen annehmen, dass der Fehler der Indicatorbe- 
stimmung unter einer Einheit der zweiten Decimalstelle bleiben wird. 
Mittelst der Brechungsindicatoren ist es also möglich, jedesmal 
die Indices der zur Mineralbestimmung gebrauchten Flüssigkeiten 
zu controlliren, welche Indices sich nicht nur mit der Bezugsquelle 
sondern auch mit dem Alter und anderen Umständen ändern können. 
Auf die Nothwendigkeit einer solchen Gontrolle weist Sghroeder 
VAN DER Kolk in seiner oben citirten Arbeit besonders hin (p. 11). 
Bequemer aber als die Anwendung so vieler Oele und anderer 
Flüssigkeiten, wäre vielleicht diejenige einer einzigen beliebig ver- 
dünnbaren Lösung, als welche die THOULEx’sche am geeignetsten 
erscheint. Sie hat vor Methylenjodid den Vorzug, sich mit Wasser 
unbegrenzt verdünnen zu lassen, während die Verdünnungsmittel 
des Jodmethylen stark flüchtig sind und der Brechungsindex der 
damit verdünnten Flüssigkeiten sich zu rasch ändert. Ein anderer 
Vorzug haftet, bezüglich der Kittung der Indicatoren, der Thoulet- 
schen Lösung an, weil sie Ganadabalsam nicht angreift; dagegen 
giebt es meines Wissens kein Kittmaterial, welches den Oelen und 
ganz besonders a- Monobromnaphtalin und Methylenjodid auf die 
Dauer widersteht. So hat sich schon nach dreimaligem Gebrauch 
mit Monobromnaphtalin und Jodmethylen eine Glasw'and eines Flüs- 
sigkeitsgefässes des KLEiN’schen Universaldrehapparats losgelöst, 
trotzdem die liefernde Firma, R. Fuess, gewiss das geeignetste 
Kittungsmaterial dabei zur Anwendung brachte. 
Man kann die TnouLET’sche Flüssigkeit in 10 verschiedenen 
Goncentrationsgraden vorräthig halten, von demjenigen mit dem 
specifischen Gewicht 1,5, entsprechend einem Brechungsindex von 
etwa 1,42, bis zur gesättigten Lösung vom Index 1,72 etwa. Hat man die 
zwei Lösungen gefunden, zwischen deren Indices sich derjenige des 
zu bestimmenden Mineralkorns findet, so kann man durch Mischen 
derselben, z, B. in der kleinen dem Apparat beigegebenen Glaswanne, 
und durch wiederholtes Probiren auf das Korn, die Flüssigkeit vom 
2 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 
