330 
Max Schwarzinann. 
Die Polarisationsbank 
für die mineralogisch-optische Schausammlung. 
Von Max Schwarzmann. 
Mit 1 Textfigur. 
Mineralogisch -geologische Abtheilung des 
Grossh. Naturaliencabinets, Karlsruhe. 
In den öllentlichen Sammlungen ist der Platz in der P'enster- 
nische wegen der unvermeidlichen Spiegelung zur Aufstellung unter 
Glas sehr ungünstig. Wir versuchen im hiesigen Grossh. Naturalien- 
cabinet denselben nutzbar zu machen durch Aufstellung von Objecten^ 
welche in der Durchsicht betrachtet werden; Krystallplatten mit Ein- 
schlüssen, Wachsthumsformen, zonarer Färbung, Aetzfiguren, Schlag- 
figuren, GesteinsschlilTe zu makroskopischer Betrachtung etc. 
Neu dürfte wohl die Aufstellung in grösserem Maassstab von 
Ih’äparaten in parallelem u n d c o n v e r g e n t e m p o 1 a r i s i r t e m 
Licht sein. Zu diesem Zweck wurde der Profilschnitt eines Polari- 
sationsinstrumentes (Fig. linke Seite) mit zwei Glasplattensätzen zu 
Grunde gelegt und zwar in einer derartigen Anordnung, dass beide 
Glasplaltensätze parallel sind und gegen das Fenster hin einfallen» 
Hierdurch war es möglich das Instrument bankartig gleichlaufend 
mit dem Fenster zu verlängern. (Fig. rechte Seite.) Die Glasplatten- 
sätze, der Spiegel, die Objektplatte, sowie die obere und seitliche 
Schauscheibe laufen also von der linken zur rechten Fensterseite 
durch bis auf eine einzige Unterbrechung in der Mitte von 3 cm 
Breite zur Erleichterung und Verbilligung der Herstellung, so dass 
ein Glasplattensatz usw. nur die halbe Länge der Fensterbreite zu 
haben braucht. Jeder Satz besteht aus 12 Glasplatten von 1 mm 
Dicke, 14 cm Breite und der Länge von 60 cm. Die obere Schau- 
scheibe hat eine lichte Breite von 8 cm, die seitliche eine lichte Höhe 
von 12 >12 cm. Letztere ist zum seitlichen Ausschieben nach Ent- 
fernung der Verschlussklötze (s. Abbild, rechts) eingerichtet. Die 
ganze Bank ist in der Fensternische mit Hilfe von zwei Paar 
Führungsleisten montirtk Die Zeichnung ist genau nach den durch 
Erfahrung ansprobirten Maassen gefertigt. Der Neigungswinkel der 
Glasplattensätze dürfte wohl ohne merklichen Fehler auch für anders- 
her bezogene Glasplatten anzunehmen sein. Die Neigung des Spiegels 
dagegen ist für den betreffenden Platz besonders auszuprobiren. 
Bei dieser Anordnung der Polarisationsbank ist es somit mög- 
lich, die Präparate in der lUchtung des Pfeiles A schauend direkt, 
oder in der Richtung des Pfeiles B bei gekreuztem Polarisator und 
Analysator oder endlich in der Richtung des Pfeiles G bei parallelem 
1 Die Polarisationsbank wurde nach meinen Angaben von 
unserem Institutsdiener L. Oberdörfer ausgeführt. Das Material 
(Spiegel, Glasplatten und Holz) für eine Bank von 1 m 26 cm Länge 
kostete ca. 40 Mark. 
