,]. Pliischwald, 
C)2() 
Neue Instrumente und Beobaehtungsmethoden. 
lieber ein neues Mikroskopmodell und ein „Planimeter- 
Ocular“ zur geometrischen G-esteinsanalyse. 
Von J. Hirschwald. 
Hierzu 4 Figuren. 
Für technische Gesteinsuntersuchnngen ist auf Veranlassung 
des Verfassers von R. Fuess in Steglitz-Berlin ein Mikroskop con- 
struirt worden, das auch für die wissenschaftliche petrographische 
Forschung mancherlei Vortheile darbietet. 
Die Anforderungen, welche an das neue Instrument gestellt 
wurden, waren namentlich folgende: 
1. Möglichst grosses Gesichtsfeld. 
2. Drehung des Polarisators und Analysators bei feststehendem 
Object. 
3. Ausstattung mit einer Messvorrichtung zur Bestimmung des 
Mengenverhältnisses der Gesteinscomponenten in Dünnschliffen. 
4. Zweckmässige Oberflächenbeleuchtung des Objectes. 
Den beiden erstgenannten Bedingungen entsprach bisher am 
besten das grosse FuESs’sche Modell No. VI doch hat dasselbe, 
wie alle ähnlichen Instrumente, den Nachtheil, dass der oben auf- 
gesetzte Analysator, namentlich bei starken Ocularen, das Gesichts- 
feld in ausserordentlichem Maasse beschränkt. 
Starke Oculare werden aber in Verbindung mit schwachen 
Objectivsystemen vorzugsweise verwendet, wenn es sich, wie bei 
technischen Untersuchungen, darum handelt, die allgemeinen 
Structurverhältnisse eines möglichst grossen Ausschnitts des Ge- 
steinsschliffs zu bestimmen. Es war deshalb erforderlich , den 
Analysator in den Tubus zu verlegen, trotzdem aber an die ausser- 
lialb befindliche Drehvorrichtung anzuschliessen. 
Diese Aufgabe ist dadurch gelöst worden, dass im Innern des 
Tubus ein zweites drehbares Rohr angeordnet wurde, welches 
das Ocular 0, den Analysator N und die BEETKANü’sche Linse B 
‘ Leiss, Die optischen Instrumente der Firma R, Fuess. p. 199. 
