028 
J. Hirschwald, 
aufiiimmt (s. Fig\ 1) und am oberen liinansragenden Ende durch 
das grosse Zahnrad Z, mit dem auf der Leitstange sitzenden 
Trieb in Verbindung steht. Der am äusseren Tubus befestigte 
und in einem Scliarnier drehbare Winkelarm o ermöglicht die für 
gewisse Fälle erforderliche Feststellung des Oculars 0. 
Soll die Beobachtung in gewöhnlichem Licht ausgeführt werden, 
so wird der Analysator N durch den Federstift /, bis an den 
kleinen Riegel e, hinausgeschoben. Die hierbei erforderliche Stel- 
lung des inneren Tubus wird mittelst einer schwachen Einschnapp- 
feder markirt. 
Diese Einrichtung des Instruments ermöglicht 
folgende C o m b i n a t i o n e n : 
1. Der Polarisator, Analysator und das Fadenkreuzocular drehen 
sich gleichzeitig. 
Schaltung; Die unter dem Objecttisch T befindliche 
Bremsschraube b wird gelöst; eine auf dem grossen Ocular- 
teller T-^ befindliche (in der Fig. 1 nicht sichtbare) Ver- 
bindungsschraube festgezogen und der am Nonienarm s 
angebrachte drehbare Winkelarm o nach aussen geklappt, 
so dass das Ocular sich mit dem inneren Tubus drehen kann. 
2. Der Polarisator bleibt stehen; Analysator und Fadenkreuz- 
ocular drehen sich gleichzeitig. 
Schaltung: Ocularkreis wird auf 0® gestellt ; 
Bremsschraube b (unter dem Tisch T) festgezogen; Ver- 
bindungsschraube auf dem Ocularkreis 1\ gelöst; der 
Winkelarm o nach aussen geklappt. Soll wieder zu der 
Schaltung 1 übergegangen werden , so stellt man den 
Ocularkreis auf 0*^, zieht die Verbindungsschraube auf 
T, fest und löst die untere Bremsschraube b. 
3. Der Polarisator und Analysator drehen sich gleichzeitig, 
während das Ocular stehen bleibt. 
Schaltung: Wie zu 1, nur wird der Winkelarm o 
über den vorstehenden Stift am Ocular zurückgeklappt, 
wie es Fig. 1 zeigt. 
4. Der Polarisator und das Ocular stehen fest und nur der 
Analysator ist drehbar. 
Schaltung: Wie zu 2, doch ist der Winkelarm o 
über den vorstehenden Stift am Ocular zurückgeklappt 
(Fig. 1). 
Für technische Untersuchungen, bei denen es wegen der quantita- 
tiven Bestimmungen darauf ankommt, einen fest begrenzten Aus- 
schnitt des Schliffes zu erhalten, finden die Schaltungen 3 und 4 
Verwendung. 
Die Oculare haben ein stark erweitertes Gesichtsfeld und 
liefern eine etwa doppelt so grosse Bildfiäche als die Linsensysteme 
der älteren Instrumente. 
