lieber ein neues Mikroskopmodell etc. 
629 
An Stelle der einfachen Blende ist ein Schieber eingefügt, 
der ein rundes und ein quadratisches Diaphragma enthält. 
Letzteres ermöglicht die schnelle Bestimmung der Kornzahl 
in einer bestimmten Schlifffläche. Für einigerrnaassen gleichkörnige 
Gesteine genügt hierzu die Auszählung an zwei rechtwinkeligen 
Seiten der quadratischen Umgrenzung. 
Die BERTRAND’sche Linse B ist in üblicher Weise durch einen 
seitlichen Ausbruch im Tubus ein- und ausziehbar. Da die Linse 
in eingeschalteter Stellung mit dem inneren Tubus rotirt, so ist 
der kleine Griif des Schiebers B mittelst eines Charniers hoch- 
zuklappen. 
Fig. 2. 
Gj^ps- und Glimmerblättchen werden in die Führung ein- 
geschoben, welche sich an der unteren Gehäusefläche des Analy- 
sators befindet; sie behalten daher, bei Drehung des Analysators, 
ihre ursprüngliche Orientirung zu demselben, bezw. bei der Schal- 
tung 1 und 3 auch zum Polarisator. 
Für das rasche und sichere Absuchen eines Dünnschliffs ist 
dem Objecttisch folgende einfache und bequeme Einrichtung gegeben 
worden (s. Fig. 2). 
Auf einer verschiebbaren Platte S sind rechtwinkelig zu deren 
Bewegungsrichtung zwei parallele Lineale h angebracht , von 
denen das eine mit Federvorrichtung versehen ist. Das Objectglas, 
welches zwischen diese Lineale eingeklemmt wird, ist somit in 
zwei Eichtungen, nämlich innerhalb der Lineale und rechtwinkelig 
dazu verschiebbar. 
