030 
J. Hirsclnvald, 
0 b e r f 1 ä c h e n b e 1 e u c li t u 11 2 :. Um opake Bestandtheile des 
Schliffes (Eisenkies, Magnetit, kohlige Substanzen, z. Th. auch 
ockerige Ausscheidungen und Eisenoxj^d) im auffallenden Licht nach 
Farbe und bezw. nach dem Grad des Glanzes unterscheiden zu 
können, ist ein kleines elektrisches Glühlämpchen G (Fig. 1) mit 
dem Instrument so verbunden, dass es mittelst der Klemmschraube g 
hoch und niedrig gestellt und durch ein Kugelgelenk g beliebig 
geneigt werden kann. Vor der Beleuchtungslinse ist ein blaues 
Glas angebracht, um das ungünstig wirkende gelbe Licht zu 
neutralisiren. 
Das Glühlämpchen wird durch zwei Accumul atoren von 4 Volt 
Spannung gespeist. Eine kleine regulirbare Widerstandsspirale 
ermöglicht die Anwendung der geeigneten Stromstärke. Auch 
emptiehlt es sich , einen Stromunterbrecher in die Leitung ein- 
zuschalten U 
Das Plaiiimetcr-Ocular. 
Bekanntlich hat bereits M. A. Delesse ^ ein Verfahren zur 
Bestimmung des Volumverhältnisses der einzelnen Mineralgemeng- 
theile in einem gleichmässig struirten Gestein angegeben, welches 
auf dem Satz beruht: In ebenen Schllifffächen eines gleichmässig 
zusammengesetzten Gesteins verhält sich die Summe der Flächen- 
antheile der einzelnen Componenten wie die Summe ihrer Volumina 
in dem gemengten Gestein. 
Streng genommen gilt dieser Satz nur für solche Gesteine, 
deren Gemengtheile so gleichmässig vertheilt sind, dass eine Serie 
paralleler Schliffe genau das gleiche Flächenverhältniss der Mineral- 
gemengtheile ergiebt. Aber welchen Grad der Gleichmässigkeit 
des Gemenges ein Gestein auch aufweisen mag, jedenfalls wird 
das Volumverhältniss der Componenten zwischen dem Minimal- und 
Maximalwerthe ihrer in den einzelnen Schliffebenen enthaltenen 
Flächenantheile liegen. Zahl und Grösse der für solche Messungen 
in Betracht zu ziehenden Schlififflächen richtet sich daher nach 
dem Grade der Gleichmässigkeit des Gesteinsgefüges. 
Die Erfahrung lehrt, dass eine derartige Reduction des Volumens 
auf das Flächenmaass den praktischen Anforderungen, welche an 
solche Bestimmungen zu stellen sind, durchaus genügt. 
A. Rosiwal ^ ist noch einen Schritt weiter gegangen , indem 
^ Die für mikroskopische Untersuchung von Metallschliff’en angewandte 
centrale Oberflächenbeleuchtung mittelst eines in den offenen Ausschnitt 
des Tubus eingesetzten Prismas, hat sich für die Untersuchung von Ge- 
steinsschliffen nicht als zweckmässig erwiesen. 
^ Compt. rend. 25. No. 16. 1847. p. 544, Annales des mines. 4. Serie. 
13. 1848. p. 379. Procede mecanique pour determiner la composition des 
roches. Paris 1862. 
^ A. Rosiwal, Über geometrische Gesteinsanalysen etc. Verhandl. d. 
k. k. geol. Reichsanst. zu Wien. 1898. p. 143 u. f. 
