Ueber ein neues Mikroskopmodell etc. 
633 
Die Anwendung des Planimeter-Oculars für den gedachten Zweck 
erfolgt in der Weise, dass man, nach Maassgahe der Korngrösse des 
Gesteins, die Abscisse auf bestimmte Theilstriche der Ordinate ein- 
stellt und die In di ca t rix für die verschiedenen Gesteinsgemeng- 
theile an der getheilten Abscisse abliest. Nunmehr dreht man den 
Schliff um 90®, um die Ausmessung in rechtwinkeliger Richtung 
zu wiederholen h 
In gleicher Weise kann man sich des Planimeter-Oculars auch 
in der Metallographie, zur Ausführung quantitativer Bestim- 
mungen, bedienen. Hierüber soll an anderer Stelle Näheres mit- 
getheilt werden. 
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass eine parallel ver- 
schiebbare Linie im Ocular sich sehr zweckmässig für die Messung 
ebener Winkel an mikroskopischen Kr 3 ^ stallen ver- 
werthen lässt. 
Man braucht bei Benutzung eines solchen Oculars den Krystall 
nicht zu centriren, sondern schiebt, unter gleichzeitiger Drehung 
des Objecttisches, die Messlinie an die in Betracht kommende Kry- 
stallkante heran und zwar je nach Ausbildung der Kante, mehr 
oder weniger nahe an die am günstigsten beleuchtete Seite der- 
selben. Dabei ist es belanglos, ob die den fraglichen Winkel 
einschliessenden Kanten sich in einer scharf ausgebildeten Ecke 
schneiden oder überhaupt an dem Krystall zum Durchschnitt ge- 
langen. 
Für eine derartige äusserst bequeme Ausführung der Krystall- 
messung ist das verschiebbare Glasplättchen im Planimeter-Ocular 
mit einer zweiten, zur Abscisse parallelen, un getheilten Linie 
versehen. 
Min.-geol. Institut der Technischen Hochschule Berlin. 
^ Das sogen. N e t z m i k r 0 m e t e r ist für derartige Messungen nicht 
wohl verwendbar, da es bei einer Theilung von 0,1 mm das Object zu stark 
bedecken würde und Irrthümer bei der Ablesung an den zahlreichen Längs- 
und Querlinien fast unvermeidlich wären. Hierzu kommt noch, dass der 
Abstand der Messlinien von einander nicht nach der Korngrösse des Gesteins 
verändert werden kann. 
