von Mineralien durch Sublimation. 
681 
Asbesteinlagen isolirt, um die llitze möglichst zusammenzuhalten. 
Die Einrichtung, dass die Platten nicht fest mit einander verbunden 
sind, bringt den Vortheil mit sich, dass ein Zerspringen oder Ver- 
ziehen des Ofens ausgeschlossen ist. An diesem Uebelstande leiden 
nämlich alle bisher nach ähnlichem Prinzip construirten elektrischen 
Oefen, die entweder von Platindrähten durchzogene Muffeln oder 
von Drähten umwickelte Ghamottecylinder darstellen 1 . Durch die 
4 Gontactklemmen wird es ferner ermöglicht, eine beliebige Platte 
aus dem Strom auszuschalten und von der Erwärmung auszu- 
I schliessen , also die Hitze im Ofen beliebig zu vertheilen. Die Aus- 
wechselbarkeit der Platten gestattet ferner leicht etwa nöthige 
Reparaturen, wie sie in Folge des Durchschmelzens der Platiniridium- 
drähte nothwendig werden können. Der defekt gewordene Draht 
lässt sich mittels eines Päckchens leicht aus der Platte heraus- 
nehmen und die beiden Drahtenden an der schadhaften Stelle durch 
•einen kleinen Ersatzdraht verknüpfen und durch Feingold fest ver- 
löthen. Zum Gebrauch des Ofens hat der Erfinder noch einen 
Widerstand construirt, der sich aus 7 gleichfalls auswechselbaren 
Elementen zusammensetzt, bei denen die Widerstandsdrähte in 
einer Emaille liegen und dadurch vor Oxydation geschützt sind. 
Ein schadhaftes Element lässt sich auch hier sehr leicht durch ein 
neues ersetzen. Bei Benützung des Widerstandes ist besonders 
darauf zu achten, dass der Hebel in Zwischenräumen von 3 — 4 
Minuten von Contact zu Contact fortbewegt wird, um eine allmähliche 
Erwärmung zu bewirken und den Widerstand nicht allzustark zu 
belasten. Zur Benützung erfordert der Ofen bei 110 Volt 12 Ampere, 
für Berlin belaufen sich die Kosten für eine Stunde bei der grössten 
anwendbaren Stromstärke auf ca. 20 Pfennig. Die höchste Tempe- 
ratur, die man im Ofen erzeugen kann, beträgt nach Messung mit 
dem Le G hatelier’scIi en Pyrometer ca. 1500 G. Die Vortheile dieses 
Ofens gegenüber anderen liegen vornehmlich darin, dass Reduktions- 
vorgänge, wie sie durch Flammengase oder im elektrischen Licht- 
bogen zu Stande kommen, ausgeschlossen sind. Die Temperatur 
lässt sich ferner sehr bequem durch den dazu gehörigen Wider- 
stand reguliren. Für die Steigerung der Temperatur bei all- 
mählicher Erhöhung der Stromstärke können allgemeine Angaben 
allerdings wohl nicht aufgestellt werden, da die Temperaturzunahme 
euch von der Beschaffenheit des Chamottes abhängt, die nicht 
immer die gleiche sein dürfte. Man ist aber im Stande, die Wirkung 
des Ofens nach dieser Richtung hin selbst leicht auszuprobiren, in- 
dem man beim Fortschreiten von Contact zu Contact im Widerstande 
die Temperatur in jedem Ofen durch SEEGER’sche Schmelzkegel oder 
mittels des Le GiiATELiEiVschen Pyrometers ein für allemal bestimmt. 
1 Vergl. u. a. Nernst: Zeitschr. f. Elektrochemie, 7, 153, 1900. 
— Holborn u. Day: Ami. Phvs. Chem., 1900, 524. — Dölter: Cen- 
tralblatt f. Min. etc., 1901, 589'. 
