Ueber ein einfaches Verfahren zur ersten Orientierung etc. 177 
Als Widerstand speziell für die Aufnahme von Erhitzungs- 
kurven empfiehlt es sich, den sogen. Heizstromregler zu verwenden. 
Es ist bekannt, daß bei dem Beheizen von Platinwiderstandsöfen 
die Temperatur des Ofens wohl ziemlich gleichmäßig, aber doch 
in gleichen Zeiträumen nicht um den gleichen Betrag an Graden 
Celsius ansteigt. Mit zunehmender Temperatur wächst der Wider- 
stand des Platins. Außerdem wird die Temperatursteigerung er- 
schwert durch die Wärmeabgabe nach außen , die einen um so 
größeren Betrag erreicht, je höher die Temperatur ist. Trägt 
man die Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit bezw. den Zeit- 
differenzen in ein Koordinatensystem ein, so bekommt man keine 
gerade Linie, sondern eine Kurve, welche für den Fall, daß man 
die Zeit in der Eichtling der Abszisse absetzt, mit zunehmender 
Fig. 3. Heizstromregler. 
Temperatur sich mehr und mehr einer Horizontalen nähert. In 
Fig. 2 ist eine derartige Erhitzungs- bezw. Erhitzungsgeschwindig- 
keitskurve wiedergegeben. Nun ist es für die Verfolgung der 
Wärmevorgänge innerhalb eines erhitzten Körpers recht erwünscht, 
die Temperatursteigerung so zu gestalten , daß die Erliitzungs- 
bezw. Erhitzungsgeschwindigkeitskurve eine gerade Linie darstellt. 
Dieses Ziel läßt eben der Heizstromregler erreichen. Bezüglich 
des Prinzipes und der Einrichtung dieses neuen Apparates, der in 
den Fig. 3 und 4 in der Ansicht und in Schnitten wiedergegeben 
ist, verweise ich auf meine ausführliche Beschreibung in der „Me- 
tallurgie“, 1912. Heft 3. p. 83, 84 ] . Zur Illustration der Wir- 
kungsweise diene nur noch die Fig. 5, welche eine Erhitzungs- und 
Erhitzungsgeschwindigkeitskurve darstellt, die mit Hilfe des Heiz- 
stromreglers aufgenommen worden sind. Hierbei wurde eine Sub- 
1 K. Friedrich, Das Metallhüttenmännische Institut der Kgl. Tech- 
nischen Hochschule Breslau. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1912. 
12 
