Ueber ein einfaches Verfahren zur ersten Orientierung etc. 179 
reichen, daß man diese Verbindungsstellen in Glasrohre verlegt, 
welche in einem Wasserbade untergebracht sind. 
Um nun den Gang der Temperatur in dem zu untersuchenden 
Material verfolgen zu können, muß das Thermometer bezw. Pyro- 
meter in dieses eintau dien. Greift die Probesubstanz das Thermo- 
element nicht an, so kann man es ohne Schaden nackt verwenden. 
Tejny 
Fig. 5. Kurven — ohne Wärmetönungen — aufgenommen mit 
Heizstromregler. 
Bei Substanzen , bei denen die Anwesenheit schädlicher Bei- 
mengungen nicht ausgeschlossen ist, empfiehlt es sich, eine Schutz- 
hülse anzuwenden, die in diesem Falle aus Platin bestehen kann. 
Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch das Ofeninnere mit dieser An- 
ordnung. Die Probesubstanz befindet sich hierbei in einem Platin- 
topf. den man zum Zwecke der bequemen Beschickung und Wägung 
vermittelst der an ihm befestigten und über die Oberkante des 
sogen. Schmelzrohres herausragenden Drähte einsetzen und lieraus- 
12 * 
