180 
K. Friedrich 
nehmen kann. Die Anordnung 1 kann Verwendung finden zur Unter- 
suchung von Carbonaten und Sulfaten. Sollen Arsenide, Sulfide usw. 
welches zweckmäßig in sehr fein pulverisierter Form verwendet 
wird, gelangen ca. | bis etwa 5 g zur Untersuchung. Die 
Ablesung der Zeit erfolgt an einer Sekundenuhr. Zur Kon- . 
struktion der Erliitzungs- bezw. Abkühlungskurve kann man ent- 
weder in bestimmten Zeiträumen den Stand des Quecksilbers bezw. 
des Zeigers am Voltmeter oder aber in bestimmten Temperatur- 
abständen, wie z. B. von 5 zu 5 oder 10 zu 10°, den Stand des 
Sekundenzeigers ablesen. Bei den Erhitzungskurven verursachen j 
Wärmebindungen eine Verzögerung in dem Ansteigen der Tem- I 
peratur. Sind sie bedeutend, so kann der Zeiger des Voltmeters j 
oder die Kuppe des Quecksilberfadens längere Zeit an ein und 
1 Vollständige Einrichtungen für diese thermischen Untersuchungen 
liefern die Vereinigten chemisch-metallurgischen und metallographischen 
Laboratorien, Berlin C 19, Adlerstr. 7. 
JJiermilsmml 
bearbeitet werden, so kommt der j 
Platintopf in Wegfall. Das Probe- 
material wird direkt in dem Schmelz- 
rohr oder einem Einsatztiegel aus 
Porzellan bezw. Quarz unterge- 
bracht. Das Schutzrohr aus Platin 
wird durch ein Porzellan- oder ' 
Quarzrohr ersetzt. Während aber 
bei dem ersteren zur Vermeidung 
von Kurzschluß beide Schenkel 
des Thermoelements isoliert werden 
mußten , ist dies bei Anwendung 
der letzteren nur für einen Schenkel 
erforderlich. 
Fig. 7 zeigt die gesamte 
Versuchsanordnung. Hierbei ist 
allerdings nicht der Heizstrom- 
regler, sondern nur ein gewöhn- 
licher Widerstand vor den Platin- 
ofen vorgeschaltet worden. Wie 
die Aufnahme erkennen lassen 
wird, ist die Apparatur eine äußerst 
einfache, handliche und übersicht- 
liche 1 . 
Fig. 6. Schnitt durch das 
Ofeninnere. 
Entsprechend der Apparatur 
stellt sich auch die Arbeitsweise 
als eine sehr einfache dar und ist 
hierzu nach den einleitenden Be- 
merkungen nur noch wenig nach- 
zutragen. Von dem Probematerial. 
