414 «J. Koenigsberger, Einfache Methode zur Bestimmung etc. 
leitung zu den Platinrhodiumdrähten. Man stellt erst die Abküh- 
lungskurve für dies ganze System fest, ohne elektrischen Strom durch 
die Spule zu schicken. Darauf wird Strom durchgeschickt, so daß für 
ein bestimmtes Temperaturintervall oberhalb (a) und unterhalb (c) 
des Schmelzintervalls der Wärmeverlust des Systems geringer wird. 
Wir nennen die Schar der Temperaturkurven der Abkühlung 
eines bestimmten konstanten Systems, wenn keine innere Wärme- 
quellen , wie Erstarrungswärme , Umwandlungswärme , JouLE’sche 
Wärme in Tätigkeit treten, Apegen 1 . Sie enstelit, wenn wir als 
Ordinate die Temperatur, als Abszisse die Zeit wählen und die 
erste Kurve parallel zur Abszissenachse verschieben. Hierbei 
sind die Abkühlungsverluste, die spezifischen Wärmen etc. von 
der Temperatur abhängig gedacht. 
Es seien A die Apegen des betreffenden Systems ; man erhält sie 
durch Kombination der Kurve oberhalb und unterhalb und zwar 
empirisch genügend genau, indem man das Stück a und das Stück c 
als Teile einer Hyperbel betrachtet, die parallel zur Abszissen- 
achse gegeneinander verschoben sind 2 . Meist sind in dem prak- 
1 Nach dem griechischen Wort für Quelle, also apegische = quellen- 
freie Vorgänge. 
2 Oder man füllt in den Tiegel eine Substanz mit ungefähr demselben 
Wasserwert (c, m), die aber innerhalb des betr. Intervalles keine Wärme- 
abgabe zeigt, und ermittelt an dieser die Gestalt der Apege. Voraussetz- 
ung ist, daß die Umgebung etc. bei allen zusammengehörigen Versuchen die 
gleiche ist, so daß die Abkühlung in derselben Weise erfolgt. Die Tem- 
peratur der Umgebung muß also konstant gehalten werden. 
