Durchsuchen von Dünnschliffen unter dem Polarisationsmikroskop. 533 
Die Länge des Lineals ist so gewählt, daß inan jede Stelle 
eines Dünnschliffes (z. B. im Format 28/48 wie in der Skizze) 
ins Gesichtsfeld bringen kann, ohne daß die Vorrichtung über den 
Rand des Tisches hinausragt. Dadurch ist erreicht, daß der Tisch 
jederzeit völlig um dreh bar bleibt. Um das Präparat in einer 
gewünschten Lage leicht durch Objektklemmen befestigen zu können, 
ist es ratsam, die Löcher für diese in der durch die Figur an- 
gegebenen Lage (k, und k 2 ) anzubringen. 
Schließlich sind, um eine bestimmte Stelle des Schliffes mar- 
kieren und wieder auffinden zu können , zwei Teilungen in halbe 
Millimeter auf den Objekttisch aufgetragen. Die eine (I), parallel 
dem Lineal 1, rechnet direkt von der Mitte des Tisches aus ; die 
andere (II), parallel der Rinne r, ist so gelegt , daß die äußere 
Kante des Lineals auf dem Nullpunkt der Teilung steht, wenn die 
innere Kante desselben, an welche der Schliff angelegt wird, durch 
die Tischmitte geht. Gleichzeitig ist die Länge von s und r so 
gewählt, daß bei dieser Nullstellung des Lineals die Leistes am 
hinteren Ende der Rinne anstößt. 
Gewöhnt man sich nun , die Dünnschliffe immer in derselben 
Orientierung (z. B. so , daß die Schrift der Etiketten stets nach 
links zeigt) an das Lineal anzulegen und liest man jedesmal zuerst 
die Teilung I, dann die Teilung II ab , so gibt die Ablesung genau 
die Koordinaten des im Mittelpunkt des Gesichtsfeldes beündlichen 
Objektes in bezug auf diejenige Ecke des Objektträgers, in welcher in 
der Skizze das Wort „Zirkon“ stellt. Ein kleiner Zirkonkristall z. B., 
