für die Theodolit-Methode. 
735 
oben gelegte Dünnschliffe wie bisher verwendet zu werden, sondern 
das Präparat wird in gewohnter Weise auf den Objekttisch auf- 
gelegt und mit Federklemmen festgeklemmt. 
Beschreibung des Mikroskopes. Als Stativ kommt 
ein sogenanntes festes , ohne Umlegeeinrichtung zur Verwendung, 
auf besonderen Wunsch kann das Mikroskop aber auch mit einem 
umlegbaren Stativ geliefert werden. In dem oberen Kernstück 
des aus Leichtmetall gefertigten Trägers t ist die immobile Achse 
des vertikalen Teilkreises I mit Hilfe des Speichenrades r drehbar 
gelagert und kann durch eine in der Figur nicht sichtbare Schraube 
geklemmt werden. Fest mit I verbunden ist das Lagerstück 1 
für das gesamte übrige, aus dem Kreis II, dem Hilfskreis III und 
den beiden an der Basis umlegbaren geteilten Bogenstücken IV 
bestehende Kreissystem. Der Kreis II besitzt seine (sogenannte 
mobile) Drehungsachse in dem Lagerstück 1 und kann durch die 
Schraube s festgeklemmt werden. Die Drehung oder Neigung des 
das Präparat tragenden Hilfskreises III erfolgt um die beiden 
Zapfenlager z und Zj , welche nicht klemmbar sind. Damit die 
Schliffebene des auf dem Hilfskreis III liegenden Präparates genau 
in die verlängert gedachte Achse der Kreise I und III gebracht 
werden kann, läßt sich die geränderte Auflageplatte für das Prä- 
parat innerhalb der erforderlichen Grenzen hoch und tief schrauben. 
Es geschieht dies derart, daß man mit der einen Hand den Kreis III 
an seinem geränderten Rand festhält und die Auflageplatte ent- 
sprechend dreht. Das Muttergewinde für die Präparatauflage be- 
findet sich also in dem Kreis III. 
Eingeteilt sind alle drei Kreise und die beiden Bogenstücke 
in ^ °. Bei den beiden Hauptkreisen I und II gibt je ein Nonius 
5' an, während bei Hilfskreis III und den 2 Bogenstücken IV je 
ein Index zur Ablesung dient. 
Die bei dem bisherigen Universaltischattribut durch den ge- 
wöhnlichen Drehtisch des Mikroskopes bewirkte Umdrehung des 
ganzen Tisches um eine vertikale Achse fällt bei diesem Instru- 
ment fort und ist durch eine bequemere Vorrichtung zur Drehung* 
der beiden Nicol’schen Prismen (Polarisator P und Analysator A) 
ersetzt. Für die Ablesung der Drehungs werte dient der Teil- 
kreis N mit Gradteilung und Ablesung durch zwei Nonien auf 5'. 
Die gemeinsame Nicoldreliung wird bewirkt durch die Verbin- 
dungsstange n. Für gewisse Zwecke kann auch das aus- und 
einschaltbare analysierende Prisma A allein gedreht und die 
Drehung an dem kleinen Halbkreis abgelesen werden. Man 
trennt die Verbindung zwischen der Stange n und dem Mitnehmer- 
ann a dadurch, daß man den Tubus mit Hilfe seiner Triebbewegung* 
so weit hoch hebt, bis der Arm a über der Stange n steht. 
Dreht man nun die Stange n zur Seite, so kann die Drehung des. 
analysierenden Nicols allein erfolgen. 
