C. Leiss. Neues petrographisches Mikroskop etc. 
736 
Für die bessere Beobachtung' des Achsenaustrittes bei starken 
Neigungswinkeln werden jedem Mikroskop noch zwei Halbkugel- 
linsen beigegeben, von denen die eine, und zwar die größere unter 
dem gläsernen Tisch des Hilfskreises III mit Hilfe einer beson- 
deren Fassung zentrisch angeklebt (mit dickem Cedernholzöl oder 
dergleichen) werden kann. Die obere kleinere Halbkugellinse von 
ca. 12 — 14 mm Durchmesser ist in eine schmale, auf dem Tisch 
mit zwei Schrauben leicht abnehmbar zu befestigende Fassung 
eingesetzt und ruht unter Vermittlung von Cedernholzöl federnd 
auf der Oberfläche des Präparates bezw. des Deckglases. 
Nach dem Vorschlag von Herrn Dr. Schneiderhoehn können 
die Fassungen der beiden Halbkugellinsen auch so eingerichtet 
werden, daß beide von unten her zusammen mit dem Objekttisch 
verschraubt werden. 
Der Polarisatornicol kann mit Hilfe einer Zahn- und 
’Triebbewegung in üblicher Weise gehoben und gesenkt werden. 
Zur Beleuchtung des Präparates dient eine über dem Polarisator- 
nicol aufgeschraubte schwach konvexe Linse, über welche ge- 
wünschten Falles auch noch ein Linsensatz für konvergentes 
Licht gestülpt werden kann. 
Der Tubus hat die bekannte Einrichtung der modernen mine- 
ralogischen Mikroskope. Von der Anfügung einer Feinstelleinrich- 
tung am Tubus wurde abgesehen, da bei der Theodolit-Methode 
nur schwache oder allenfalls noch mittlere Vergrößerungen in 
Frage kommen, bei denen man zur Scharfstellung mit einer gut- 
gehenden Zahn- und Triebbewegung vollkommen ausreicht. — Das 
Okularende des Tubus ist nach dem Vorschläge von F. E. Wright 
mit einer Einrichtung zum Einschieben von Schlitten versehen, 
welche je nach Bedarf mit Mikrometer, Coordinatennetz, verzögern- 
den Plättchen aus Gips und Glimmer und Kompensatoren ver- 
schiedener Art ausgerüstet sind. 
Steglitz bei Berlin, Juli 1912. 
