182 
Das Instrument, welches wir hiezu benützten, war der von Rieger erfundene 
Projections- und Co ordinaten- Apparat für geometrische Aufnahmen von Schädeln, ein aus- 
gezeichnetes Instrument, dessen Handhabung freilich etwas Uebung und noch mehr Geduld 
erfordert, das aber ausserordentlich exacte Resultate liefert. Rieger hat seinen Apparat 
selber aufs genaueste beschrieben und abgebildet (15), so dass wir auf seine Publication 
verweisen können. 
Die Zeichnung der Schädel -ümrisslinien geschieht auf starkem Papier, welches 
mit einem Millimeter-Quadratnetz bedruckt ist, ähnlich wie wir es auch auf unsern Tafeln 
angewandt haben, mit Hilfe eines Parallelographen. Ein solcher besteht bekanntlich aus 
einer verticalen, auf solidem Fusse befestigten, prismatischen Stange, an welcher zwei 
Schlitten gleiten; der obere derselben trägt einen horizontalen Metallstift, dessen feine . 
Spitze in Berührung mit dem Schädel gebracht wird, der untere einen ebensolchen, von 
dessen einem Ende im rechten Winkel nach unten ein zweiter Stift abgeht, welcher mit 
einer Bleistiftspitze endet. Dieser Bleistift, welcher genau centriert vertical unter der den 
Schädel berührenden Spitze des oberen Stiftes steht , zeichnet auf dem Millimeterpapier 
die Punkte auf, welche der letztere am Schädel berührt. 
Es empfiehlt sich, um möglichst grosse Exactheit zu erzielen, nicht einfach mit 
der oberen Spitze dem Schädelumriss nachzufahren und den unteren Stift dabei die Curve 
aufschreiben zu lassen, weil man sonst leicht einen gewissen Druck gegen den Schädel 
ausübt, der nicht so solid kann fixiert werden, dass er nicht etwas nachzugeben ver- 
möchte, und dadurch könnte die Curve leicht incorrect werden. Wir haben vielmehr den 
Bleistift durch eine sehr feine Metallspitze ersetzt und diese so fixiert, dass sie etwa einen 
halben Millimeter über dem Papiere schwmbte. Mit dem oberen Stifte fuhren wir nicht dem 
Schädelumriss nach, sondern berührten immer nur einzelne, je um etwa einen Drittelcenti- 
meter von einander entfernte Punkte der aufzunehmenden Curve, wobei dann jedesmal ' 
mit einem feinen Bleistifte die Stellung der unteren Metallspitze auf dem Papiere markiert > 
wurde. Alle die einzelnen Punkte wurden dann zum Schluss unter einander verbunden, i 
und auf diese Weise erzielten wir Schädelcurven, welche, wie wir uns glauben überzeugt | 
zu haben, keine grösseren Abweichungen als solche von ungefähr einem halben Millimeter I 
von der Wirklichkeit zeigen. i 
Es ist bei der Aufnahme der Curven ferner darauf zu achten, dass der obere 
Horizontalstift des Parallelographen immer genau senkrecht gegen die Schädeloberlläche 
gerichtet ist, indem bei schiefer Stellung leicht fehlerhafte Abweichungen entstehen. 
Wir haben auf unseren Tafeln die Curven alle in natürlicher Grösse abgebildet; 
das carrierte Papier erlaubt das rasche Ablesen jeder Dimension, und da gröbere Fehler 
in der Aufnahme ausgeschlossen sein dürften, so sind damit unserem Werke eine Anzalil 
von Schädeln in Umrisslinien beigegeben, welche für Jedermann, welcher dieselben 
Methoden befolgt, zur Vergleichung mit anderen Schädelformen dienen können. 
