0I3SER VACIONES ASTR0n6mICAS I METEREOLdjICAS 
js'izczsuk. AZIMUT N0M15RE DE LA CIRCUMPOLAR, 
1892 Enero 
20 
s. 
— 0,52 
f Octantc (PS). 
f f ff 
24 
— 0,63 
3274 Lacaille (PS). 
II M 
24 
— o ,57 
B Octantc (PI). 
K II 
26 
— 0,49 
B Octantc (PI). 
DeSCRIPCION -DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLOJICOS FOR 
EL SENOR KRAIINASS, JEFE DE LA SECCION DE ASTRONO- 
MIA FISICA. 
Bardmetro normal 
Es eslablccido sobrc una base dc piedra canteada quc des- 
cansa en un cimiento de albanilcn'a. 
Una armazon de madera compucstn de cuatro columnas 
gruesas (de 607 centimetros de diametro) unidas por tres ta- 
bleros fuertcs i horizontales, con cuatro tornillos de nivclacion, 
sostiene la cubeta, el tubo barometrico, la varilla de acero que 
llcva la escala i microscopic i la varilla de acero destinada a 
cotejar la lcctura hecha por el microscopio. 
La cubeta tiene un diametro de 146 milimetros 
El tubo barometrico (interior) 18 milimetros. 
La escala csta dividida cn milimetros cntcros. 
El nonio permite leer de milimetro. 
Este mismo nonio lleva el microscopio i es moviblc junto 
con el por medio dc una cremallera. 
El microscopio lleva en su foco un pelo horizontal que deter- 
rnina la fijeza de la visual. 
La varilla de cotejo tiene cxactamentc 719.99 milimetros a 
la temperatura de 18 0 ccnti'grados, i es tcrminada en ambos 
cstremos cn una punta fina lijcramentc rcdondeada. 
Un buen termdmetro de azogue se sumerje en la cubeta i 
permite estimar de grado centesimal. 
