62 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS 
En cstas condiciones, i admitiendo que no exista juego cn el 
movimiento del nonio, puede aproximarse la lectura 'a de 
mih'metro. 
Termometro normal (libre) 
Termometro hiimedo i termometro de maxima i minima 
Estos termometros estan dispuestos en el corredor del frente 
sur del edificio principal i enteramente abrigados del sol, aun- 
que circula libremente el aire alrededor de ellos. 
El termometro normal, el del barometro i el humedo han 
sido varias vcces cotejados cn hielo fundente i se conocen 
exactamcntc sus correcciones constantes. 
El de maxima i minima ha sido cotejado en agua junto con 
el normal. 
El termometro normal i el de maxima i minima, estan divi- 
didos en quintos de grado. 
Los demas ofrecen solo grados entcros i hai que estimar las 
decimas a la vista. 
Psicrometro 
El termometro normal libre con el humedo al lado, constitu- 
yen cl psicrometro. 
Veleta i anemometro totalizador (modelo PoTainson) de cnatro 
medias esferas hnecas 
Ambos instrumentos, dispuestos cn la azotea central, son de 
dimensiones corricntes i'funcionan satisfactoriamente. 
En los primeros mcscs del aho 1891, sc cstablecieron co- 
municaciones electricas que permiten, tanto de noche como de 
dia, cfcctuar con comodidad las observaciones de ambos ins- 
trumentos desde la sala del primer piso. 
