[ 5 1 9 1 
tenuis ut Fig . 2 * ne apex metallum limbi excavet* 
contactum immediatum impediens. 
1 8. In vitris tekfeopii nullam require quam vo- 
cant centrationem, hoc eft, ut maxima craffities fit 
in medio vitri, negotium alias tsediofum et operofum. 
Hoc tantum poftulo, ut vitra prasprimis obje&ivum 
conftantem habeant fitum in tubo, in quem, ft ad 
abftergendum forte amoveantur, facile rurfus reftitui 
poffint. Angli artifices, pailim vitra ocularia telefco- 
piorum pr&primis refle&entium, cylindris cochlea 
helicibus incifis firmiter infigunt, quo delude aptis 
matricibus tubo immittunt. Quod ft igitur helices 
cochlea? funt bonx, et praeterea lignum quoddam effi- 
citur in cylindri margine, alii in cavo tubi fa&o re- 
fpondens, neceffario yitrum eundem fitum fervabit 
vel centies amotum, modo fic tubo rurfus iaferitiriy 
ut fignum figno refpondeat. 
19. Micrometrum, Tab. VIII. Fig. 4. habet collumf 
cujus margo in ofto sequales partes iineis ad centrum 
convergentibus, fcrupulofe, aut fipiurafila verticaiiare- 
quiruntur in alias quafeunque partes divifus. Ad has 
divifiones fiia five ferica five metaliica facile appli- 
cantur, firmanturque in collo aut cers ope, aut fub- 
tilioribus clavicuiis, ex buxi ligno aut metallo con- 
feftis. a eft prominentia quadranguiaris, habens in 
parte oppofita fimilem aliam, fed aut majorem aut 
minorem*: ambarum craffities aequalis efto aut paulo 
minor craflitiei tubi cui immittitur. Ipfe tubus Fig . 
5. delineatus, in d habeat crenam rectangula**em, 
prominenriam annuli a {Fig, 4.) abfque vaciliatione 
recipientem. Ipfe annulus micrometri bene cayo 
tubi conveniat, intrufufque tubo parietes interiores 
qus bene .contingat. h eft vitrum oculare, a fills 
micrometri 
