C 521 ] 
fitus eorum fit quam firmiffimus / diio hxc paralle* 
lipipeda fe mutuo exacte contingant, et planum con- 
tactus fit perpendiculare ad lincam ab- Quodfi igl« 
tur divifiones limbi quadrantis monftrantur per mar- 
ginem interiorem aperture xx (Tab. VII. Fig . i.), 
aut filum quoddam per aperturam iftam extenfum tunc 
regula quadrantis primum fic imponitur afleri, hori- 
zcntaliter primum collocata ejus fuperficie fuperiori, 
ut clavus vertiealis afleris per foramen centrale tranf- 
eat, telefcopio furfum fpectante, et fic remoto paral- 
lelipipedo d ( Fig . 3.) margo aperturx xx, divifiones 
indicans, (Fig. 1.) aut filum extenfum exacte applice- 
tur ad fuperficiem perpendicularem parallelipipedi c 
[Fig. 3.); quofa&o margo aperture aut filum exten- 
fum erit in piano ad lineam ab perpendiculari, Porro 
firmata regula ad tabulam fg ope cochlese v (Tab. 
VIII. Fig . 1. et 2.) telefcopium cum ipfo affere diri- 
gatur ad obje&um quoddam remotum, immobile j 
notetur in eo pundum, quod per decuffationem filorum 
obtegitur, immotufque maneat in ifta pofitione after. 
Poftea invertatur regula, removeaturparallelipipedon c 9 
etin priftinum locum reftituatur^ (Tab. VII. Fig. 3 ) $ 
margo aperture xx veto {Fig. 1.) five filum applice- 
tur ad planum perpendiculare parallelipipedi d. Cum- 
que hoc ftatu minima pars regula afleri incumbat, 
adeoque neceffe fit ut reliquum cum telefcopio prx- 
ponderet, fulcrum quoddam cochleis inftru&um af- 
feri combinandum. Appiicata ergo fitu inverfo re- 
gula ad idem planum perpendiculare Ymexab [Fig. 3.} 
denuo ad objeftum per telefcopium collimandum, 
videndumque an punctum decufTationis filorum fit in 
eodem objecti puncto ac antea. Hie cafus fi extite- 
rit, nulla correctione opus habet regula. Nam cum 
immota 
