[ 522 ] 
immota fucrit recta ab> per centrum clavi regula 
tranfiens, idemque objecti punctum per telefcopium 
tarn in fitu recto quam inverfo appatuerit, neceffe 
eft ut linea ab objecto per decuffationem fiiorum ad 
oculum tranfiens parallela fit line# ab. Sed cum 
hie cafus vix unquam prima vice fic exiftere poffir, 
fed Temper fere aliud objecti punctum fila decuffantia.' 
tangant, tunc aberratio poteft effe am inaltitudine,aut. 
in azimutho, aut in utrifque fimul. Utroquecafu tele- 
fcopii pofitio per cochleas’W# et ww Tab. VII. Fig. i. 
ad dimidium aberrationis angulum corrigenda, quan- 
tum fc. oculorum judicio hoc affirmari poteft. Deinde. 
regula rurfus in fitu recto modo, uti antea, impo- 
nenda, noviterque per telefcopium objectum contemr 
plandum, mox rurfus invertenda, videndumque an 
idem punctum appareat. Si fecus, telefcopii pofitio^ 
denuo dimidii erroris quantitate corrigenda. Examen. 
hoc toties repetendum, quoties differentia adhuc ali- 
qua appareat. Re perfecta omnes cochleae dd y cc ,, 
kk (Tab. VIII. Fig. 8.) et ee> ffi gh {Fig. 5,) fir- 
miter adftringendae^ ut telefcopium in eo ftatu per- 
maneat. Cui h&c multiplex regular iaaffere inverfio, 
qme tamen fat brevi tempore abfolvi poteft, adhuc. 
tasdiofa nimis videbicur, is aut micrometrum addat 
cum filo mobili, aut, quod ego mallem,„tabulam al- 
bam bede (Tab. V. Fig. 6.) quas. duas fafeias nigras 
hl,gf, habeat ad angulos rectos, fitu horizontal! et. 
verticali fefe decufiantes,. ad congruam diftantiam 
difponat, et fic deinceps afferem cum telefcopio fitu, 
recto impofito fic dirigat, ut punctum decuffationis. 
fafeiarum fit in puncto decuffationis fiiorum in tubo.. 
Immoto affere, fed inverfa tamen regula, prope ta- 
bulam adfit focius, mandata obfervatoris per figna ) 
data. 
