216 
THERMOMÈTRES AVERTISSEURS 
réglant convenablement la position de la pointe 
de cette vis, il faut que l’appareil soit exposé à 
une certaine température, correspondant au 
chemin que le point b doit parcourir pour arri- 
ver en contact de la vis v, afin d’établir la 
communication du fil n avec le fil n' par la 
lame « A et la vis v. 
Pour être plus sensible, la lame A est 
formée généralement de 2 ou 3 métaux diffé- 
rents. 
La figure 88 représente un thermomètre 
dans lequel les mouvements de l’aiguille A 
sont produits par la dilatation d’un liquide 
enfermé dans le réservoir clos B, à section 
elliptique, courbé suivant un arc et attaché 
au point G sur la plaque E ; l’extrémité libre b 
de ce réservoir est solidaire de la tige D qui 
actionne l’aiguille A pouvant se déplacer sur 
un cadran gradué. Deux touches isolées, 
qu’on peut déplacer à volonté, l'une n pour 
le minimum, l’autre M pour le maximum, sont 
Fig. 87. — Avertisseur de basse température. 
en communication avec les fils f et h qui se 
rendent aux sonneries, alors que l’aiguille A 
est en relation avec le fil a venant des piles. 
La figure 88 est applicable à un thermomètre 
qui prévient aussi bien d'une élévation que 
d’un abaissement de température, et dans ce 
cas l’installation comprend 2 sonneries char- 
gées de fournir des sons différents. Lors d’un 
abaissement de température, l’aiguille A arrive 
au contact de la touche n et le courant passe 
du fil a au fil /'qui se rend à la sonnerie. Lors 
<Lune élévation de température, l’aiguille A se 
déplace vers la droite de la figure 88 et, à un 
moment voulu, l’aiguille A venant au contact 
de la touche M, le courant passe du fil a 
au fil h et à la sonnerie. La figure 89 en 
donne l’installation comprenant les piles P. 
les sonneries S et s et le thermomètre T; 
le pôle positif passe à un interrupteur i et, 
par fils e ë , est relié à une des bornes des 
sonneries S et s, dont l’autre borne est en 
communication par les fils h ou f avec les 
touches n ou M. du thermomètre T ; ce der- 
nier est relié à son tour par le fil a avec 
les piles P. Dans le cas d’une élévation de 
température, c'est la sonnerie S qui entre en 
action ; dans le cas d'un abaissement de 
température, c’est la sonnerie s qui fonc- 
tionne ; les timbres S et s sont différents, et 
dès que l’on est averti on coupe le courant par 
le commutateur i, afin de ne pas user inutile- 
ment les piles. 
Fig. 88. — Thermomètre avertisseur Richard 
pour deux températures extrêmes. 
Nous venons de décrire un appareil com- 
plexe donnant deux indications, utile par 
exemple pour les serres destinées à certaines 
cultures et dont la température doit être main- 
tenue entre deux limites extrêmes ; inutilé de 
dire que l’appareil simple ne comporte qu’un 
seul contact n (fig. 89), deux fils a et et 
une seule sonnerie s chargée d’avertir seule- 
ment d’un abaissement de température ; en ne 
conservant que le contact M (fig. 89), les deux 
fils a et h et la sonnerie S, l’appareil ne fonc- 
tionne que pour une élévation de tempéra- 
ture. 
Pour protéger les vignes contre les gelées 
on emploie l’installation suivante : dans la 
vigne, en un endroit cQnvenablement choisi 
