158 
hvilke den bevseger sig*, skulle vsere fuldkomne Cylindcre, og 
at Agathplanerne ere fuldkommen glatte, plane og horizontal, 
saint endelig, at Naalens Tyngdepunkt ligger nojagtig i Tap- 
pernes Middellinie eller Axe. Agatliplanernes Afvigelse fra 
et horizontalt Plan kan elimineres ved Instrumentets Omven- 
ding; Naalens Tyngdepunkts Excentricitet ved at oml^gge 
Naalen og omvende dens Poler. Tappernes Afvigelse fra en 
nojagtig Cylinder og Agathplanernes smaae Ujevnheder lade 
sig derimod ikke bortskaffe. I hvor smaae disse Feil, absolut 
betragtet, end ere, saa have de dog cn maerkelig Indflydelse i 
Betragtning af, at Naalens magnetiske Moment er saa ringe i 
Sammenligning med det Moment, som opstaaer af dens Yeegt. 
Arago har derfor ladet forfaerdige en Inclinationsnaal, som 
hviler paa en Knivaxe, og som skulde angive Inclinationens 
daglige Yariationer. Men hverken ban eller Kupffer i 
Petersburg, der har anstillet Observationer med et lignende 
Instrument, have, som det lader, fundet sig tilfredsstillede ved 
dette Instruments Angivelser. Aarsagernc til Ufuldkommenhe- 
derne ved dette ere nemlig, Umuligheden i at bringe Naalens 
Tyngdepunkt til nojagtig at falde sammen med Knivaxen, og 
Tyngdepunktets Forrykkelse ved Temperaturforandringer. Man 
vil imidlertid ved dette Yariations-Inclinatorium have fundet, 
at Inclinationen er 3 til 4, undertiden 5 Minuter storre om 
Formiddagen end om Eftermiddagen. Yed en Deel Observa- 
tioner med et lidet fern Tominers Inclinatorium af Dollond om 
Formiddagen imellem Kl. 10 og 11 og om Eftermiddagen imel- 
lem Kl. 4 og 5 havde jeg i 1821 fundet Middeltallet af de 
forste omtrent 3 Minuter storre end af de sidste, men ansaae 
dette Instrument som altfor ufuldkomment til at slutte noget 
med Sikkerhed af dette Resultat. Man har derfor forsogt at 
finde et Instrument, hvorved den vertikale Componente og 
dennes daglige Forandringer kunde bestemmes. Prof. Lloyd 
i Dublin har, som bekjendt, hertil foreslaaet en Magnetstav, der 
