160 
torium, og at undersoge, hvilken Nojagtighed en fuldstaendig 
Iagttagelsc med et saadant Instrument kan give. 
De Gambeyske Inclinatorier ere af alle de Instrumenter 
af d6nne Art, jeg kjender, de fuldkomneste. Jeg har anstillet 
Observationer med 6 forskjellige Instrumenter af denne Kunst- 
ner, og ved alle fundet, at naar Naalen ved Hjelp af Haeve- 
rammen loftes op fra Agatbplanerne og nedlaegges igjen, saa 
koinmer den naesten nojagtig til samme Punkter paa Gradbuen, 
saaledes at Differentserne sjelden overstige eet Minut, og i 
hojst sjeldne Tilfaelde stige til 4 Minuter. Yort Observatorium 
erholdt i 1830 et saadant Instrument, som havde de samme 
fortrinlige Egenskaber. Men efte^at det havde vaeret anvendt 
paa forskjellige Soreiser i det Atlamtiske Hav og Middelhavet 
og paa en Reise til Spitzbergen, blev Overeensstemmelsen 
mindre god, saaledes at naar Naalen haevedes fra Agathpla- 
nerne og nedlagdes igjen paa samme, opstod der Dilferentser 
af b b j a undertiden i sjeldne Tilfaelde af en heel Grad. 
Den sandsynlige Usikkerhed af Naalens Indspillen paa det rette 
Punkt fandtes = 7'4, saaledes at der vilde udfordres 55 Ob- 
servationer i liver af Naalens 4 Stillinger eller Omlaegninger, 
inden Middeltallets Usikkerhed kunde nedbringes til 1 Minut. 
I en Raekke af 10—12 fuldstaendige Observationer kunde Ex- 
tremerne undertiden afvige \ Grad fra hinanden og Middeltal- 
let endnu vaere usikkert paa 2 til 3 Minuter. Jeg antog, at 
disse Uovereensstemmelser maatte udledes af nogle kuns med 
Loupe opdagelige Rustpletter paa Tapperne, og lod derfor i 
1839 disse afdreie og polere af Hr. Kessel i Altona, af hvis 
bekjendte Kunstfaerdighed jeg ventede det bedste Resultat. 
Men til min Forundring haevedes Differentserne ikke ved denne 
Instrumentets Forbedring, uagtet Naalen var bleven saa bevae- 
gclig, at den svingede i flere Minuter uden at standse. Eftcr 
forskjellige Hypotheser over Aarsagen til denne Naalens For- 
andcrlighed, fandt jeg cndelig i Mai Maaned dette Aar den 
