224 
VII. Die Wasserströmung durch die Pflanze. 
Beobachters. Wo es möglich ist, mit demselben Blatt oder derselben Pflanze in 
raschem Wechsel verschiedene Beobachtungen zur Vergleichung äusserer Ein- 
flüsse anzustellen, fallen die angeregten Bedenken natürlich von selbst weg. In 
solchen Fällen kann man von dem Apparat Fig. 
25 Gebrauch machen. Durch den Kork des Ge- 
lasses g ist ausser dem transpirirenden Blatte 
noch das dünne Thermometer t. eingeführt : das 
letztere ist durch eine weiche Verschmierung in 
dem Loch des Korks luftdicht aber verschiebbar 
befestigt. Das Bohr wird vor dem Aufsetzen 
des Korkes mit Wasser (oder einer Salzlösung) 
gefüllt. An dem offenen dünnen Schenkel bringt 
man oberhalb und unterhalb des Niveaus von g 
eine Marke an (a und b ) und notirt die Zeit, 
welche nöthig ist, damit das Wasser von a bis 
b hinabsinke, wobei die Wärmeausdehnung 
nach der Temperaturangabe des Thermometers 
in Rechnung zu ziehen ist; am besten ist es, 
die Temperaturschwankungen bei diesen ohne- 
hin kurzen Beobachtungen zu vermeiden. Ist 
das Wasser durch Saugung des Blattes bis auf 
b hinabgesunken, so schiebt man das Thermo- 
meter tiefer hinab in das Gefäss g 1 bis das Was- 
ser im anderen Schenkel wieder auf a steht: 
und beobachtet aufs Neue die Zeit, welche das 
Blatt braucht, um durch seine Saugung das 
Wasser bis b sinken zu lassen. Wenn das Rohr 
a b eng, das Blatt gross ist, so braucht man zu 
einer Beobachtung meist nur wenige Mi- 
nuten, und man kann auf diese Weise in 
kurzer Zeit eine Beobachtungsreihe her- 
steilen, indem man z. B. abwechselnd 
das Blatt bei Beschattung von g) der 
Sonne oder dem Schatten aussetzt , den 
Apparat in einen feuchten oder trockenen Raum stellt. Nimmt man statt g ein 
kleines Standglas, an welches man ein kleines Manometerrohr seitlich anbringt, 
und ist dieses calibrirt und nach einer bestimmten Volumeneinheit eingetheilt, 
so kann man den Apparat auf die Wage stellen und gleichzeitig an dem offenen 
Schenkel das Volumen des eingesogenen Wassers, an dem Gewichtsverlust aber 
die Transpirationsgrösse beobachten und so Einnahme und Ausgabe des Blattes 
vergleichen, die bei kurzen Beobachtungszeiten meist differiren. Der Apparat 
Fig. 25 kann auch mit Vortheil bei Collegienversuchen verwendet werden, wenn 
es darauf ankommt, die Saugung und Transpiration überhaupt sichtbar zu machen; 
nimmt man dann statt des Blattes eine grössere belaubte Pflanze, so sieht man 
das Wasser von a rasch hinab sinken. Giesst man in den offenen Schenkel Queck- 
silber, so kann man auch die Kraft der Saugung durch die Hebung desselben 
in kurzer Zeit sichtbar machen. — Verlangt es der Zweck der Beobachtung, mit 
