315 
r>ii. D. 
Om et nyt Lufitlicimometcr. 
af C. Holtcn. 
I^uftartcrncs meget store og ecnsformige Uclviclelse ved 
Varmen bar allerede i lang Tid gjort Anvendelsen af 
Luftthermonietere onskelig, men ved Udforelsen af disse 
liar man bestandlgt stodt paa saa mange Vanskeliglieder, 
at de ikke ere komne i almindelig Drug. Vilde man 
nemlig afspoerre Liiften med Qviksolv, saa maatte man 
bestandigt fore Regning med det Tryk, som hidrorer fra 
det afspaerrende Qviksolv, og , da disse Instrumenter 
allid maae voere aabne, vilde Forandringerne i Atmos- 
plicrens Tryk have megen Indflydelse. De Luftthermo- 
melcre, ved hvilke Liiftmassen er afspaerret med Splritus, 
bar foruden disse Aarsager til Unoiagtigbed, 
ogsaa den, at Luftmassen aldrig kan boldes 
fri for Spiritusdampe. Det var altsaa iima- 
ligt paa den bidtil anvendte Metbode, bvor 
man bar villet maale Luftens Udvidelse, at 
komme til et noiacfti^rt Resnltat. uden at iin- 
derkaste Observationerne vidtloftig Regning, 
Ved det nye Luftlbermometer maaler 
man Temperaturen derimod ved det Tryk 
en indespoerret Lnftmasse formaaer at baere, 
naar den er bragt tilbage til sit oprindelige 
Rumfang. Hosstaaende Figur kan give en 
foreldbig Idee om Instrumentets Virknings- 
maade og Anvendelse. Lad a vagre en Glas- 
kugle hvori en vel udtorret Lnftmasse boldes 
indespaerrret ved Qviksolv. Denne Glaskugle 
staaer ved Roret ab i Forbindelse med to andre 
Rdr, bvoraf det ene, ce, er lukket for oven, 
og kun er et noget forlaenget barometer, det 
andet bd, er aabent, saa at Atmosphaeren trykker paa 
Qviksolvet ved d. 
