m 
(Iclsc lagc't mod i fklr.igtning) og y — 0,000027. Dissc 
Va^rcllcr give: 
/> = 336'" +1,271 700f + 0,00016 ^4248^ =»-0,00000000443«» + 0,000000000p00f ^ 
Da man imidlertid ikke ret vel kan observerc mind re 
end Hundrededele af en Linie, kunne de to sidstc Led 
l)ortkastes, i det det tredic for en Tempera tur af 50^ 
knn er lidt over 0'",0005; altsaa hliver 
p ~ 336"'+l,271760^ +0,000165f= 
Indsaetles i denne Ligning successive «+l og «+2 istaedet for 
t, erholdes : 
=336'"+!, 27176.^+0, 000165.«=* 
336'"+!, 27176.Z+0, 000165.^2 + 1, 27176+2.0,000165«+0,000165 
p^r= 335'"+ 1,27176.« +0,000165.£® +2.1 ,27176 + 4.0,000165.? + 4.0,000165 
livoraf : 
p^ 1, 27176+2.0, 000165.?+0,000165. 
p^—p,= X)/ = 1,27176 +2.0,000165.? +3.0,000165 
Altsaa : 
® -<£) = 2.0,000165 = 0,00033 = d 
Den anden Differents er altsaa constant nemlig f/=0,00033, 
og for t — o er = 1,271925. 
Heraf kan man allerede, uden nogen videre fort Beregning, 
gore sig en Forestilling om den Ndiagtighed, med hvilken 
Tnstrumentet angiver Temperaturen, i det en Temperatur- 
forandring af giver en Forandring i Tryk af noget 
over IF". Da man er island til at observere Hundre- 
dedele af en Linie, vill man altsaa ogsaa vaere istand til 
; at maalc Hundrededele af en Grad. 
Angaaende instrumentets Brugbarbed seer man snart, 
I at den indskraenker sig til Meteorologiske Observationer, 
; og det kun endda, bvor Instrumentet staar fast, da det 
I ved sin Laengde vil vaere ubeqvemt at Transportere. Man 
I vinder imidlertid derved, at man kan maale Temperaturen 
I med stor Noiagtigbed, og at man ikke bebover at be- 
