40(3 
hvorved Viiidingerne lioldtcs fra hinanden, saaledes at dc 
ikke noermcdes Naalcn mere end nodvendigt for at liolde 
deii i en med Vindingcriie parallel Stilling. 
Denne Multiplicator var overordentlig fiintmaerkende 
for tliermoelectriske Strdmme, tlii ct enkelt Antimon- 
Vismuth Par heliuvede jeg kim at opvarma 1 eller 2^ 
over Lufttemperaturen , for at erliolde en meget kjendelig 
Afviiijnin" af Naalen. Blev Loddestedet ved en Lnft- 
temperatnr af 14^ C indsaenket i Vand til 30^ C, frem- 
braoles en constant Afvii<rnin" = 65°. 
O DO 
2. Til Maalnin^en af stterkere £[alvaniske Strdmme o" 
Sammenligningcn af Styrken af Here saadanne be- 
tjente jeg mig tildeels af en simpel, men fortraeffelig 
Bnsole, men fornemmelig af den fortrinlige, saa sind- 
rigt udtaenkte Methode af Professor Petrina i Linz, 
som findes meddeelt i Holgers Zeitsclirift filr Physik 
Bd. 6, Heft. 3, S. 170. Da denne Afhandling ikke 
synes at vaere tilstraekkelig bekjendt, tillader jeg mig 
her at gjdre opmaerksom paa Petrina s simple, meget 
brugbare Apparat. Instrumentet bestaaer af et lille 
Braedt, forsynet med en lidt mere end 12^^ lang, 2'" dyh 
og 2'" bred Fare, livori der gydes Qviksdlv. Langs 
med denne Fare Idber en Scala af 12^^ Loengde, som 
er inddeelt i Tommer og halve Tommer. Den yder- 
ste Tomme ved den ene Ende er inddeelt i tiende 
eller tyvende Dele. Ved begge SIder af Furen an- 
bringes Skydere, hvoraf den ene er fast ved den flint 
inddeelte Ende af Scalaen o^' den anden bevaegelii^ 
.langs med Renden. Begge Skydere ere forsynede med 
Klemmeskrner, ved hvilke Traadenderne af en Multi- 
plicator kunne indklemmes, og desuden er liver Skyder 
forsynet med en Spids, som indsaenkes i Qviksolvren- 
den 1 en paa Hovedstrommen lodret Stilling. Ere 
Traadenderne (« og b') af en Multiplicator befaestede ved 
Skyderne og staae disse i Renden ligeoverfor hinanden, 
bevirkes ingen Afviigning af Galvanometer-Naalen , 
