278 
Bilag G. 
Oin cn ny Gasometer. 
Af 
Akademiker L. J. IV allmark. 
H ‘rr Wallmark forevisade on af honom uppfunnen Gasometer 
at foljande inrattning. A (Fig. i. 2. 3) ar en pa 3 stallskruf- 
var hvilande fot af gjutet jern. I)enna best§r af ea trefot 
hvari stallskrufvarne si! ta, deruppS en uppsl§ende pelare, och 
dfverst en rund tjock bricka. Brickan och pclaren aro genom • 
borrade af elt schacht aj ; nara invid brickans pcriferi ar ctt 
djupt nedtill n§got vidare sp5r a 2 (Fig. 3) ulsvarfvadt, hvari 
glascylindern B (Fig. 1. 2. 4) ar inkittadt*). Den upat vanda 
bottnen af denna cylinder ar genomborrad af trenne h5I. Uti 
det medlcrsta och storsia af dcssa sitter inkittadt glasroret C**), 
hvilket. ar oppct i l»Sda iindar, hvaraf den nedra st&r omkring 
5 ram ofver jcrnfotens ofversta plan. Delta ror ar p3 tvannc 
motsatta sidor graderadt i millimeter och inviindigt noggrannt 
kalibreradt medelst invagdt quicksilfver af kand volum, och 
resultatet deraf bragdt i tabell , som visar quicksilfrets 
*) Det kitt som ar begagnadt till denna apparat, ar gjort af 8 vigts- 
delar klart colofonium, 2 d. hvitt vax, hvilka smaltes tillsam- 
mans, hvarefter 4 d. slammad jernoxid inblandades, och irordes 
slutligen 1 d. venedisk terpentin utan vidare upphettning. Detta 
kitt hr fortrafTiigt till dylika behof, men en dermed kittad ap- 
parat torde ej ISta stark solhetta eller annan motsvarande varme. 
Glasroret till den forevisade Apparaten bade 17,®* iore och 
49,®* yttre diameter. 
