m. m. D5 ban likval ickc till troddc sig kunna beddma appa- 
ratens duglighet till dessa fysiska behof af do af honom 
piborjadc forsok i denna vag, bvilka af bans fores lien do 
langre rosa tills vidare blifvit afbrutna , iuskrankte ban sig 
att nu cndast antyda sal let att begagna gasometern till dessa 
forsok. 
For att mata angors elcisticitct vid luflcns temperatur, 
afbtangcs torr luft i gasometern oeh quicksilfrct bringas till 
samma liojd i eylindern och i roret C, bvareflcr ett sifon- 
formigt bojdt glasror med kapillar spots, och innehallande den 
vatska, bvars Snga skall undersokas, uedfores i roret C sa att 
kapillarspctsen kommer utom rorets underkant, d& genom for- 
siglig blSsning oiler mcdelst cn liten tryckkolf i rorets langre 
ben viitskan inskaffas pi quicksilfrets ofre )la inuli eylindern 
dcr den afdunslar, da angan Irycker upp quicksilfret i roret 
C ett stycke, som utvisar ingans elastieitet vid den temperatur 
thermometern angifver. 
Likaledes tjenar apparaten till Hygrometer och detpitvanne 
hvarandra kontrollerande salt. 1) Om man inforer i den uti 
gasometern insugna och afsperrade luften af atmosferens ten- 
sion, en slang smalt chlorcalcium, och sedan denna fullkom- 
ligt uttorkat densamma, iter uttager samma chlorcalcium, samt 
ihallcr quieksilfver till dess quicksilfverytorna iter kommit till 
lika hojd, si erhillcs genom en cnkel berakning vatteningans 
tension. 2) Om, pa sat t ofvan ar namndt, vallcn infores i 
stallet till den afsperrade luften, erhiller denna snarl maximum 
af fuktigbet, hvaraf den ifrigavarande beraknas da temporal u- 
ren er kand. Som bekant ar Mcijocchis hygrometer (Pogg. 
Ann. LIV. 448) grundad pi denna scdnarc princip, eliuru mi- 
banda ickc si skarp till delta behof som ifrigavarande apparat. 
I egenskap af Barometer utgor denna apparat med do in- 
satta spetsarne 0* och 0 9 ungefar samma instrument som August's 
