313 
vigelse, undtagen et Par Gange, efterat nye Filamenter ere blevne 
indsatte i Mikroskoperne. Det liar 2 Thermometre, hvoraf det 
ene, som er indlagt i Midten af Scalaen, angiver dens Tempo* 
ratin'; det andet, som er anbragt inde i Trsekapselen na?r Quik- 
solvcolonnen, tilkiendegiver dens Varmegrad. Hver enkelt Ob- 
servation reduceres til Frysepunktct ved de i Schumachers Aar- 
boger meddeelte Tabeller, dcr indeholde Reduction saavel for 
Scalaens som Quiksolvets Udvidelse. Barometret er opstillet i 
et Yindue mod Nord i en ikke opvarmet Forstue ved Siden af 
den Floi, hvor Meridiancirkelen er opstillet, og beskinnes aldrig 
af Solen , undtagen i Sommermaanederne i de sildige Aften- 
timer. Hoiden af Quiksolvfladen i det aabnc Ror er her 77,17 
Norske Fod (en Fod = 139,0808 Franske Linier). Men fra 
lOde November 1811 til 30te Juni 1843, og fra 15de August 
1816 til 15de August 1847 under de i disse to Perioder gien- 
nem hele Dognet anstillede magnetiske lagttagelsesraekker , var 
det opstillet i det magnetiske Observatorium, i en Hoide af 
nederste Quiksolvflade over Havfladen = 88,2 1 Fod. Disse to 
Punkters Hoide er bestemt ved deres Zenithdistancer , maalte 
med et Reichenbachsk Universalinstrument fra et Punkt paa 
Isen paa Christiania- Fiordcn, hvis Afstand fra begge ved andre 
Yinkelmaalinger var noie bestemt. Usikkerheden ved begge An- 
givelser er udentvivl under 0,1 Fod; og da Ebbe og Flod i 
det inderste af Fiorden er saa ringe, at Havfladen ei af denne 
Aarsag stiger eller falder mere end Va Fod over eller under 
Middelstanden, saa vil Usikkerheden i Punkternes Hoide over 
Middelvandstand i det hoieste vac re Va Fod, hvilket ved Reduc- 
tionen ei kan komme i Betragtning. Med disse Hoider ere de 
forskiellige respective Observationsraekker reducerede til Havfla- 
den ved Hiaelp af de til dette Behov i min Mechanik 2den Deel 
716 — 718 leverede Tabeller. Barometret har jeg selv to Gange 
udkogt saa noie, som det uden Fare kan lade sig giore med 
