Herrn Mechanikers Siegfried Markus O’asstrom-Regulator. 
65 
grossen Gasometern ausgeübt wird, und der die Zuströmung des Gases durch das 
ganze Röhrensystem bis zu den einzelnen Ausflussöfl’nungen bewirkt, speciell hier 
in Wien zwei bedeutenden Schwankungen im Verlaufe von 24 Stunden, indem die- 
selben wie es scheint während des Tages geringe, bei beginnender Stadtbeleuch- 
tung hingegen stärker belastet werden. Ausser diesen Hauptschwankungen finden 
übrigens stets noch im Laufe des Tages und der Nacht, in Folge anderweitiger 
Ursachen, kleinere Veränderungen in der Zuströmung des Gases Statt, welche aber 
immerhin merklich genug sind, um für den angedeuteten Fall sehr störend zu werden. 
Die folgende kleine Tabelle verdanke ich Herrn Professor E. Hornig; sie 
enthält für einige Tage des Monates Mai dieses Jahres eine Reihe von ihm ange- 
stellter Beobachtungen über den zu verschiedenen Stunden stattgehabten Gas- 
druck. Der Druck ist in Zollen Wasserhöhe ausgedrückt. Diese Zahlen- 
angaben sind recht geeignet die continuirlichen Schwankungen ersichtlich zu 
machen, denen die Zuströmung des Gases unterworfen ist. 
Datum 
Stunde 
Druck in Zollen 
Datum 
Stunde 
Druck in Zöllen 
Wasserhöhe 
Wasserhöhe 
4. 
10 
V. M. 
Va 
8. 
6 A. 
IVs 
99 
D/a 
N. M. 
Va 
99 
6% „ 
1% 
99 
5% 
A. 
% 
Y) 
6% „ 
2 
99 
6 
99 
3 
6. 
9 V. M. 
Va 
99 
6V 3 
99 
2 
99 
9% „ 
3/ 
( 8 
ä. 
12 
M. 
Va. 
99 
9% „ 
Va 
99 
1 V 
1 /a 
N. M. 
3/ 
/ 8 
99 
12 M. 
Va 
99 
Qt/ 
99 
3/ 
/ 8 
99 
1% N. M. 
3 A 
99 
99 
1 
7. 
8 V. M. 
Vs 
99 
. 
99 
Va 
99 
11 
11 99 
V* 
99 
8% 
99 
D/a 
99 
l 1 /, n. m. 
3 / 
/ 8 
99 
s% 
99 
1 
99 
5 
3/ 
/4 
Bei Versuchen, welche ich im Laboratorium der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt anstellen Hess, handelte es sich darum, eine Flüssigkeit mehrere Tage 
hintereinander möglichst gleichförmig zu erhitzen. Es machte sich hiebei das 
Bedürfniss recht lebhaft geltend, vor der anzuwendenden Lampe eine Vor- 
richtung einschalten zu können, welche die Zuströmung des Gases reguliren 
sollte. Wenn wie hier eine Flamme erforderlich ist, welche tagelang ohne Unter- 
brechung fortbrennen soll, so liegt es selbstverständlich am nächsten, eben nur 
auf eine Gasflamme zu reflectiren. Ich forderte demnach Herrn Siegfried Markus, 
Mechaniker am k. k. physicalischen Institute, auf, einen Regulator für eine Gas- 
lampe zu construiren, welcher bewirken sollte, dass derselben, unabhängig von 
dem wechselnden Drucke des Gasometers, stets ein gleiches Quantum an Gas 
zugeführt werde. Dieser talentvolle junge Mann, schon anderwärtig bekannt durch 
seine Arbeiten im Gebiete der Mechanik , hat nun ein Instrument vollendet, 
welches ganz geeignet erscheint, den gestellten Anforderungen zu entsprechen, 
und somit überhaupt einem lange gefühlten Wunsche für chemische Labora- 
torien Genüge leisten dürfte. Die beigefügte Zeichnung stellt diesen Apparat in 
sehr verkleinertem Maassstabe dar. 
K. k. geologische Reichsanstalt. 6. Jahrgang 1855. I. 
9 
