Herrn Mechanikers Siegfried Markus Gasstrom-Rcgulator. 
GT 
Die Art der Wirkung des Apparates erklärt sich hiernach leicht. Lässt man 
das Gas bei II eintreten, so wird auf die Wasserfläche in dem Gefässe A ein 
Druck bewirkt, und es tritt, je nach der Stärke dieses Druckes, eine grössere 
oder geringere Menge Wasser durch das Heberohr C in das andere Gefäss Ä. 
Hierdurch wird bewirkt, dass das Niveau des Wassers im Gefässe Ä steigt, wo- 
durch der Schwimmer und mit ihm der Metallstab E F gehoben wird, welcher 
sonach mittest des Hebels den Hahn G in demselben Maasse schliesst, wodurch 
also bei wachsendem Drucke die Zuflussöffnung für das Gas immer kleiner wird. 
Nimmt der Druck ab, so steigt aus Ä Wasser in das andere Gefäss zurück, es 
sinkt der Schwimmer und öffnet wieder mehr den Hahn der Zuflussrohre II J. 
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Lampe, welche mit dem aus dem 
Apparate austretenden Gase gespeist zu werden die Bestimmung hat, nie mehr 
Gas benöthigen darf, als bei dem Minimum des statthabenden Druckes, unter 
welchem dasselbe aus dem grossen Gasometer kommt, zuströmmen kann, wenn 
die hervorzubringende Temperatur eine constante bleiben soll. Die Grösse der 
Lampe, welche man demnach in Gebrauch setzen will, hängt von der Grösse der 
Oeffnung, aus welcher das Gas ursprünglich erhalten wird, und dem zu eruirenden 
Minimum des Druckes, unter welchem dasselbe Zuströmen kann, ab; ebenso 
bedingen daher auch diese beiden Grössen die inneren Dimensionen für die Zu- 
und Ausflussrohren ( HJ und KL) am Apparate selbst. 
Der einzige bei diesem höchst einfachen Instrumente schwieriger zu con- 
struirende Bestandtheil ist der Halm der Zuflussrohre bei G , welcher natürlich 
sehr leicht beweglich sein und dennoch luftdicht schliessen soll. Beide Bedin- 
gungen sind an dem von Herrn Markus eonstruirten Apparate vollkommen 
erreicht. Der Hahn befindet sich nämlich nicht in einer konischen , sondern 
cylindrischen Bohrung eingelassen, und ist so gut eingeschliffen, dass schon das 
geringe Gewicht des zu seiner Bewegung angebrachten kurzen Hehels eine Ab- 
wärtsdrehung desselben verursacht, wenn man die Stange EF entfernt; den- 
noch schliesst er aber vollkommen luftdicht. 
Da ich diesen Apparat speciell zur Erhaltung von 
Temperaturen unter 100° C. anfertigen liess, so wurde 
derselbe als für diesen Zweck am geeignetsten mit 
einer kleinen Lampe von der in Fig. 2 abgebildeten Form 
in Verbindung gebracht, welche gestattet, eine sehr 
kleine Flamme hervorzubringen. Die Form dieser 
Lampe rührt von einem Muster her, welches zuerst von 
Herrn Prof. E. Hornig aus Berlin nach Wien gebracht 
wurde. Diese Lampen sind wegen ihrer einfachen 
Construction und Wohlfeilheit, sowie wegen des grossen 
Vortheiles, dass sie eine vollkommen russfrei brennende 
Flamme geben, sehr zu empfehlen. Dieselbe besteht 
aus einem konischen Mantel von Eisenblech, der 
unten ganz offen und mit 3 Füssen versehen ist. An 
Figur 2. 
9 * 
