[ ] 
feram. Cumapplicare ergo illam barometro vellem, 
eumque in finem ejufdem, recens modo fadi, aititu- 
dinem cum aliorum jamdudum paratorum, quorum 
fex numero aderant, altitudinibufque contenderemj 
ecce contigit mihi, quod non expedaram. Nullius 
enim horum omnium altitudinem altitudini alterius 
exade refpondere, quin difcrimen potius a 2. ad 12 
ulque tineas Rhenani pedis inter eafdem intercedere 
deprehendi : etfi nullum illorum vitio ulio laborare, 
latis noveram ; recens vero fadum, illud quod opti- 
mum, maximeque fenfibile, hadenus eflc repereram, 
'duabus modo tineis fuperabat. Ex icinere ergo reverfus 
die 27,Julii anni currentis in difcrimina base obfervata 
inquirere curatius ccepi 5 & quoniam eodem modo 
eadem iterum reperiebam, cito nova conftruxi ba- 
rometra, tubis red is, fed diverfas aperturas habentibus, 
conftantia, arque inter hxc iterum difcrimina- ab 1. 
ad 4. lineasRhenolandicas deprehendi 5 qua: maximam 
vero altitudinem habebant, illud quod antea optimum 
meum barometrum efte dixi, fex integris tineis fu- 
perabant. Die 12. Aug. eadem experimenta cum his 
quindecim barometris repetii, atque eadem propemo- 
dum difcrimina iterum obfervavi. Alia ergo decern 
barometra nova paravi, redis & fimplicibus tubis omnia 
quidem iterum conftantia, ex parte tamen capfulis 
vitreis rccurvatis, pro rec-ipiendo ex tubis defcendente 
mercurio fadis, inftruda, ex parte vero iifdem ca- 
rentia. Hie vero obfervabam decern' horum barome- 
trorum altitudines modo a-f ad 1 ± linens a fe diferc- 
pare, &, quod fummum erat, optimi mei barometri aiti- 
tudinem quatuor modo tineis fuperare. • 
Non opus eft, ut ftgiihtim indicem, qua circum- 
fpedione & cura barometra haze omnia parata a rhe 
fuerinr. 
