62 
Magnetische Beobachtungen auf dem Lande. 
mittelst eines eingezogenen Spinnenfadens auf beide Spitzen eingestellt werden. Die 
Mikroskope waren auf dem Nonienträger eines Kreises angebracht, der ausserhalb des 
Glaskästchens parallel zu diesem befestigt war. An jedem der beiden Nonien konnte man 
den Neigungswinkel auf eine Minute genau ablesen. Eine im Innern des Glaskästchens 
angebrachte Libelle, um das Instrument horizontal zu stellen, so wie ein kleinerer Hori- 
zontalkreis, mittelst dessen Theilung (durch einen Nonius gleichfalls auf Minuten abzulesen) 
der Apparat in den magnetischen Meridian eingestellt werden konnte, vervollständigte 
das Ganze. Ein Übelstand des sonst vortrefflich eingerichteten Instrumentes war der, 
dass man bei kleinen Inclinationen nur auf eine (die erhöhte) Spitze der Nadel einstellen 
konnte, wodurch begreiflicher Weise die Genauigkeit der Bestimmungen an Orten, wo die 
Inclination klein ist, beeinflusst wurde.“ 
„Der magnetische Theodolit, eines der Instrumente älterer Construction, war zwar in 
allen seinen Theilen vollständig, aber diese selbst weder ganz neu , noch, wie es scheint, 
ursprünglich zusammengehörig, so dass es immer Mühe und Zeit kostete, die Aufstellung 
des Instrumentes regelrecht und genau zu Stande zu bringen und alle Beobachtungen 
unter strenger Einhaltung der durchzuführenden Einzelheiten anzustellen.“ 
„Anfänglich wurde völlig nach den, in dem „Entwurf eines meteorologischen 
Beobachtungssystems“ von Dr. Iv. Kreil gegebenen Vorschriften vorgegangen. 
Späterhin zwangen die Verhältnisse mitunter davon abzugehen. So z. B. wurde die 
Bestimmung der Torsion des Fadens der Declinationsnadel nicht jedesmal vorgenommen, 
an vielen Orten war es unmöglich die Beobachtungen für die Bestimmung aller Com- 
poneiiten auszuführen und nur an verhältnissmässig wenigen Stationen konnten die Beob- 
achtungen an verschiedenen Tagen wiederholt werden.“ 
„W as die Beobachtungen der magnetischen Declination betrifft, so ist zu bemerken, 
dass bei der Beschaffenheit des Instrumentes die Bestimmung des Torsions -Coefficienten 
für den Faden der Declinationsnadel immer ein langwieriger und zeitraubender Vorgang 
war. Beim ersten Versuche in Gibraltar gelang es bei der Kürze der verfügbaren Zeit 
gar nicht, eine halbwegs verlässliche Einstellung der Torsionsnadel zu erzielen, da 
dieselbe nur sehr schwach magnetisch war. Nachdem die Torsionsnadel etwas stärker 
magnetisch gemacht worden war, gelang es in der folgenden Station (Funchal), so wie 
späterhin den Torsions-Coefficienten zu bestimmen, aber immer nur mit vieler Mühe und 
Aufopferung an Zeit.“ 
„Die einzelnen für diesen Coefficienten gefundenen Werth e sind folgende: 
Name der Station. 
Funchal . 
Bio Janeiro 
Capstadt 
St, Paul . , 
Nangcovri 
Batavia . 
Torsions-Coefficient. 
. . 0-695 
. . 0-701 
. . 0 684 
. 0-649 
. 0-613 
. 0 - 659 .“ 
