Die meteorologischen Beobachtungen am Bord des Polarschiffes ,, Tegetthoff u . 
227 
III. Dunstdruck und Verdunstung. 
Von Linienschiffslieutenant, Carl Weyprecht. 
Bei keinen Beobacht, nagen stösst man in hohen Breiten auf so grosse, fast unüberwindliche Schwierig- 
keiten, wie bei den Beobachtungen des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft. 
Die Ursache ist hauptsächlich in der Unvollkommenheit der Instrumente, mit welchen die Messungen aus- 
geführt werden, zu suchen. Abgesehen von den Apparaten, welche die directe Messung gestatten, aber zu 
complicirt und zu zeitraubend für die regelmässige Beobachtung sind, bestehen die Hilfsmittel zur Messung des 
Feuchtigkeitsgehaltes der Luft in dem Psychrometer und dem Haarhygrometer. 
Prof. Wolf hat an vergleichenden Beobachtungen zwischen Psychrometer und Haarhygrometer, die in 
Zürich ein ganzes Jahr lang fortgesetzt wurden, nachgewiesen, wie sehr die beiden Instrumente in ihren 
Angaben variiren, namentlich bei Temperaturen unter Null und bei solchen, die sich in der Nähe des Gefrier- 
punktes bald unter, bald über Null bewegen. 
Während die mittlere Differenz in der Angabe des Percentsatzes der Feuchtigkeit bei Temperaturen 
über Null nur 3 w / 0 beträgt, steigt sie bei den Beobachtungen unter Null bis auf Hr7°/ 0 und ist im Monat März 
sogar 25%. 1 Diese Fehler vertheilen sich wahrscheinlich auf beide Instrumente. 
Wenn schon in mittleren Breiten, wo die Temperatur nur ausnahmsweise tief unter den Gefrierpunkt sinkt 
und an einer mit allen Hilfsmitteln versehenen Central-Observationsstelle so bedeutende Unsicherheiten auf- 
I roten, wie soll man da Verlässlichkeit in sehr hohen Breiten erwarten! Die Schwierigkeiten in der Behandlung 
des Psychrometers werden unter den in jenen Gegenden bestehenden Verhältnissen fast unüberwindlich. 
In den drei Sommermonaten bewegt sich die Temperatur stets ganz in der Nähe des Gefrierpunktes. Sogar 
im wärmsten Monate, im Juli, kommen bei den vorliegenden Beobachtungen unter 91 Lesungen am feuchten 
Thermometer 14 mit Minus -Temperaturen vor, unter 87 im Juni 60, und unter 92 im August 33. Mai und 
September sind schon Monate mit ausschliesslich Minus-Temperatur. 
Bei diesem steten Wechsel zwischen Plus und Minus kann die sorgsamste Behandlung nicht verhüten, dass 
sich nicht häutig das Wasser am feuchten Thermometer im Zustande des Gefrierens oder das Eis im Zustande 
des Thauens befindet. Selbstverständlich erhält man dann falsche Angaben. Um diese Zeit, sind auch die vielen 
Nebel der Beobachtung höchst ungünstig. Hängt man das Instrument im Freien auf, so wird die Kugel des 
trockenen Thermometers feucht — schützt man sic durch Vorschläge, so ist die Luftcirculation gehemmt und 
das ist womöglich noch schlechter. 
Im Winter erschweren wiederum die Kälte und die Dunkelheit die Beobachtung. Der Einfluss der Körper- 
wärme reicht bei Temperaturen bis - — 50° C. sehr weit und kann vollständig nur durch complic-irte Apparate 
abgeh alten werden. Hierzu kommt nun noch die von den Beobachtungslampen ausgestrahlte Wärme. Die 
Quecksilber- oder Spiritussäule von in Zehntelgrade getheilteu Thermometern ist sehr dünn, wenn nicht 
besonders grosse Instrumente in Verwendung gebracht werden. In Folge dessen muss die Beleuchtung eine 
gute sein. Sowohl Körper als Lampe müssen im Winter so nahe zum Instrumente gebracht werden, dass es 
1 Übor Feuchtigkeitsbestimmungon mit, Hilfe des Psychrometers und Haarhygrometers etc. Zeitsclir. d. österr. Gcsellscli. 
f. Meteorologie. Bd. XIII, 4. 
