IN FORME 
821 
El coeficieme de tempera tur a, entre 10° i 30°, lo da la 
siguiente ecuacion: 
E t =E 17 — 3.4X10- 5 (t— 17)-0.06tiX10- 5 (t- 17) 2 . 
Es decir, practicamente, 4 en 100,000 por grado centigra 
do; variacion inapreciable de la f. e. m. con la temperatura. 
Si a esto se agrega que el poder de recuperacion de la pila 
normal Weston— Smith es mui rapida, aun en el caso de eor- 
to c-ircuito prolongado, se llega. a la conclusion que el 
patron de fuerza electromotriz que se presentara a 1a, Con 
ferencia Internacional de Octubre de 1908, realiza un ver 
dadero desideratum. Hai que tener en cuenta que en la prac- 
tica, aun en las medidas de precision de corriente continua ? 
no se emplea el sistema absoluto mas arriba aludido, sino el 
potenciometrico, que envuelve el empleo de una fuerza elec- 
tromotriz rigurosamente conocida a la temperatura de la 
medicion. Tal es lo que desde anos atras se liace en el labo- 
ratorio de mi cargo, i a tal tin se mantienen siempre listos 
para el uso, sea en la ensenanza, sea en investigaciones 
ocasionales, un potencidmetro de Nalder i otro de Elliott. 
Mr. F. E. Smith, a nombre del Director del Laboratoi io 
de Bushy House, enviome a Londres, con el caracter de ob- 
sequio para nuestro Laboratorio i con el objeto de ser estu- 
diadas en el, dos de esas pilas normales de cadmio, (las 
E x i E 2 case L 156, 1906) montadas especialmente en una 
caja con cubierta de ebonita i terminates. Como se mere 
comendara mantenerlas siempre derechas hasta mi 11 egad a 
a Santiago, he debido traerlas siempre conmigo, salvo du- 
rante el viaje por el con tin eh te, en que fueron guardadas 
con Have en las bovedas del Credito Lyonnais de Paris. Mi 
intencion es medir durante el ano, en termino de estas pilas 
normales, las fuerzas electromotrices de las pilas tipos, de 
diversa construccion i procedencia, del Laboratorio de la 
Universidad, i devolver, si es posible, al laboratorio de ori- 
jen esas pilas normales. 
TOMO CXXII 
53 
