EVALUATION DE LA PRÉCISION. 
347 
verticaux, on a employé un appareil micrométrique donnant le cen- 
tième de millimètre. 
Cet appareil (üg. 3) se compose d’un microscope M, monté sur un 
premier chariot C, coulissant dans un deuxième chariot B sous l’action 
d’une vis à tambour divisé T. Le chariot B est mobile dans une direction 
perpendiculaire à la vis T sous l’action d’une seconde vis à tambour 
divisé U. Si les tambours sont réglés de manière à marquer 0, lorsque 
le microscope est pointé sur un point O de la plaque pris pour origine, 
les lectures du tambour U et du tambour T feront connaître respec- 
tivement l’abscisse et l’ordonnée d’un point M de la plaque par rap- 
port à deux axes OX et O Y respectivement parallèles aux vis U et T, 
lorsque le microscope sera pointé sur le point M de la plaque. 
L’appareil permettant de lire les centièmes de millimètre, on peut 
admettre que les déplacements sont lus sur la plaque à 0 ra , 000003 près. 
Les déplacements réels sont donc lus à 
0 m ,00000o x 60 = 0 m ,0003 
ou trois dixièmes de millimètre près en plus ou en moins. 
En ne tenant pas compte de l’erreur provenant de l’hypothèse que 
la direction de l’image du mètre représente l’image d’une horizontale 
de l’espace parallèle à la plaque, erreur qu’on pourrait sans peine 
évaluer, mais qui est excessivement petite par rapport aux précédentes, 
on voit que l’erreur commise sur un déplacement E, soit horizontal, 
soit vertical, est au plus 
d.E= — 0,02oE ± 0 m ,0003. 
