22 
Jahresbericht der Schles Gesellschaft für vaterl. Cultur. 
lichkeit bei diesen tiefen Temperaturen einen sehr hohen Temperatur- 
koeffizienten hat, etwa 1 °/ 0 für 0,1 °, so mußten besondere Mittel zur 
Konstanthaltung der Temperatur angewandt werden. Es erwies sich 
schließlich als am zweckmäßigsten, durch das Äther-Kohlendioxydgemisch 
einen Strom gasförmiger trockener Kohlensäure zu leiten. Dadurch wird 
einmal für kräftige Rührung gesorgt, zweitens die Herstellung der an 
Kohlendioxyd gesättigten Ätherlösung beschleunigt und drittens Siedeverzug 
verhindert. Außerdem wurde die Konstanz der Temperatur durch sechs 
hintereinander geschaltete Thermoelemente aus Kupfer - Konstanten kon- 
trolliert. Die eine Hälfte der Lötstellen befand sich in einem Glasröhrchen, 
welches an die Pipette M angebunden war (s. Figur 3), der andere Teil 
befand sich in schmelzendem Eis, und die EMK wurde mit Hilfe eines 
Keiser und Schmidtschen Millivoltmeters gemessen. Auf diese Weise konnte 
man die Temperatur auf 0,1 0 genau messen und durch Einwerfen von 
festem Kohlendioxyd konstant halten. Die Temperatur von — 59° wurde 
ebenfalls durch Einwerfen von festem Kohlendioxyd in Äther erzeugt und 
nach den Angaben des Thermoelementes konstant gehalten. Der Absolut- 
wert der Temperatur wurde mit Hilfe eines Pentanthermometers bestimmt, 
das in dem gesättigten Äther-Kohlendioxydgemisch — 78° zeigte. 
5. Hilfsmessungen und -rechnungen. 
a. Dichte des gasförmigen Kohlendioxyds. 
Um die in dem Gasvolumen der Absorptionspipette enthaltene An- 
zahl cc Kohlendioxyd zu berechnen, mußte ich wissen, wie weit bei den 
benutzten Drucken und Temperaturen noch die Gasgesetze gelten, speziell 
das Gesetz, daß die Volumina sich wie die absoluten Temperaturen ver- 
halten. Nach van der Waals ist auzunehmen, daß die Abweichungen 
kleiner als 1 u / 0 sein werden. Es wurde jedoch der Sicherheit halber die 
Frage experimentell entschieden. Es wurde dazu ein mit einem Hahn 
versehenes Gefäß von 60,8 cc Inhalt an die Spirale angeschmolzen. Das 
Gefäß wurde in das Bad von — 78° gebracht, der ganze Apparat mit der 
Sprengelpumpe evakuiiert, sodann der Hahn am Gefäß geschlossen und der 
Apparat mit Kohlendioxyd gefüllt. Nachdem Druck und Temperatur des 
Gases abgelesen waren, wurde der Hahn geöffnet, so daß das Kohlendioxyd 
in das evakuierte Gefäß strömte. Es wurde dann durch Heben des Queck- 
silbergefäßes der Anfangsdruck wieder hergestellt. Auf diese Weise wurde 
direkt gemessen, welches Volumen v in cc bei der absoluten Büretten- 
temperatur T den 60,8 bei 195 abs. entsprach. Die Resultate sind: 
T v 
p 
195 
60,8 
100 
1,49 
1,49 
200 
1,50 
1,51 
700 
1,50 
1,515 
mm 
