II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 
19 
Wassermantel umgeben war, durch einen Hahn während der Messung ab- 
geschlossen. Es behielt also ständig den ihm anfangs eigenen Druck, und 
man konnte am linken Schenkel genau ablesen, ob am Schluß der Messung 
wieder der Anfangsdruck hergestellt war. 
2. Die Pipette und ihre Füllung. 
Die die Flüssigkeit enthaltende Pipette M faßte 19,2 cc und war durch 
einen Hahn Z mit schräger Bohrung verschlossen. Sie wurde durch Aus- 
kochen mit luftfreier Flüssigkeit gefüllt. Der hierbei benutzte Apparat ist 
in Figur 4 dargestellt. In die Pipette M war unten ein elektrischer Siede- 
erleichterer N eingeschmolzen. Er bestand aus zwei kurzen Platindrähten, 
die mit Schmelzglas in die Pipette eingeschmolzen waren. Im Innern 
derselben waren sie durch einen 0,04 mm dicken, ca. 1 cm langen Platin- 
draht verbunden, durch den ein Strom von etwa 1 / 2 Amp. geschickt wurde. 
Die Stromzufuhr geschah durch zwei Quecksilberkontakte 0, die in dem 
zugleich als Wasserbad dienenden Becherglas P angebracht waren. Es 
wurden vier Volt angelegt, und in den Stromkreis wurde ein Regulier- 
widerstand und ein Amperemeter eingeschaltet. Der oben an der Pipette M 
angebrachte Schliff, der während der Messung in J (Figur 3) saß, war ein 
Doppelschliff und paßte auch in den Schliff Q (Figur 4). Durch diesen 
Schliff wurde die Pipette mit einer Vorlage, einem Windkessel und 
schließlich der Wasserstrahlpumpe verbunden. Das Auskochen geschah 
bei Zimmertemperatur, bei den leichter siedenden Flüssigkeiten war die 
Temperatur des Wasserbades noch etwas tiefer. Die Pipette wurde mit 
etwa 10 — 15 cc Flüssigkeit gefüllt und diese in ca. V 2 Stunde auf 1 bis 
2 cc abdestilliert, worauf der Hahn Z geschlossen wurde. Mit Hilfe des 
elektrischen Siedeerleichterers fand ein stürmisches, aber gleichmäßiges 
Sieden statt, so daß die Luft vollständig aus der Pipette verdrängt wurde. 
Ich habe dies mehrfach kontrolliert, indem ich Quecksilber in die Pipette 
aufsteigen ließ. Es ist anzunehmen, daß auch die Flüssigkeit vollständig 
luftfrei gemacht wurde. Jedenfalls wird die Spur Luft, die beim Aus- 
kochen bei Zimmertemperatur nicht entweichen sollte, dies bei tiefer Tem- 
peratur erst recht nicht tun, so daß sie unschädlich ist. Nach dem Sieden 
und Schließen des Hahnes Z wurde die Pipette sorgfältig getrocknet und 
gewogen. Da ihr Leergewicht (in evakuiertem Zustande) bekannt war, 
erhielt man so das Gewicht der Flüssigkeit. Die Pipette wurde sodann 
in dem Schliff J (Figur 3) befestigt und mit Draht an den Schüttel- 
apparat R angebunden. Der Schüttelapparat bestand aus einem Rade, an 
dem exzentrisch ein dünner Eisenstab beweglich befestigt war, der seiner- 
seits wieder durch ein Gelenk mit einem in einer Führung gehenden Eisen- 
stab verbunden war. An letzterem war die Pipette befestigt und wmrde 
sehr energisch geschüttelt, indem das Rad mit Schnurübertragung durch 
einen Elektromotor gedreht wurde. 
