II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 
17 
war die in Figur 3 dargestellte Versuchsanordnung folgendermaßen. Aist 
die in 0,1 cc geteilte 50 cc fassende geeichte Bürette, an welche unten 
zwei Gefäße B, und B 2 von 51,5 und 50,5 cc Inhalt angeschmolzen sind. 
Die ganze Bürette befand sich in einem mit Wasser gefüllten weiten Glas- 
rohr C. Das Wasser wurde von Zeit zu Zeit durch Hindurchblasen von 
Luft gerührt und seine Temperatur mit einem in 0,1 0 geteilten Thermo- 
meter abgelesen. Das Ganze war auf einem soliden Holzstativ befestigt. 
Die Bürette war in ihrem unteren verjüngten Ende unter Zwischen- 
schaltung einer Luftfalle D durch einen Druckschlauch mit dem mit einem 
Hahn versehenen Quecksilbergefäß E verbunden. Dieses war oben durch 
einen Gummistopfen verschlossen, durch den ein Chlorcalciumrohr mit 
Hahn ging, so daß das Gefäß E mit der Wasserstrahlpumpe evakuiert 
werden konnte. Auf diese Weise war es möglich, die Höhe des Queck- 
silbers in der Bürette durch Heben und Senken sowie Evakuieren und 
mit Luft füllen von E zu regulieren. Oben war an die Bürette ein Drei- 
weghahn F angeschmolzen. Auf der linken Seite führte er zu dem Mano- 
meter G, dem ein kleines Phosphorpentoxydrohr vorgeschaltet war. Das 
Manometer war auf einem Holzstativ montiert und wurde mit Hilfe von 
zwei polierten Eisenskalen, die in mm geteilt und durch Vergleich mit 
einer Kathetometerskala als auf 0,1 mm richtig gefunden waren, abgelesen. 
Indem man die Kuppe des Quecksilbers bei seitlicher Beleuchtung durch 
eine kleine Glühlampe mit ihrem Spiegelbilde auf der Skala zur Deckung 
brachten, konnte der Druck auf 0,1 mm genau abgelesen werden. 
Die Temperaturausdehnung der Skala und des Quecksilbers wurden nicht 
berücksichtigt, da es sich nur darum handelt, zum Schluß der Messung 
denselben Druck wie am Anfang zu haben. Zwischen Manometer und 
Bürette führt ein Kohr zu den drei Hähnen Hj, H 2 , H 3 . H t führt nach 
einem P 2 0 5 -Rohr und einem CaCl 2 -Rohr mit einem Hahn, der mit der 
Wasserstrahlpumpe oder einer Sprengelschen Quecksilberluftpumpe ver- 
bunden werden konnte. H 2 führt zu der gewöhnlichen, H 3 zu der ganz 
reinen Kohlensäure. Hierüber wird weiter unten berichtet wei'den. Auf 
der rechten Seite führt der Dreiweghahn F zu der die Flüssigkeit ent- 
haltenden Pipette M. Er ist mit dieser durch einen Schliff J und eine 
in einer Ebene gebogene Glasspirale K verbunden. Die Glasspirale ge- 
stattet ein starkes Schütteln der Pipette und stellt eine bewegliche Ver- 
bindung unter Vermeidung eines Kautschukschlauches her. Diese waren 
überhaupt, bis auf die Verbindung der Bürette mit dem Quecksilbergefäß, 
bei dem eigentlichen Apparat überall vermieden und alle Verbindungen 
durch Zusammenblasen der Glasröhren hergestellt. Zwischen der Spi- 
rale K und dem Dreiweghahn F war ein kleiner Apparat L zur Druck- 
messung eingeschaltet. Er bestand aus einem Quecksilbermanometer, 
dessen linker Schenkel sehr eng war und schräg lag. Der rechte 
Schenkel war weit, und über ihm war ein Gasvolumen, das von einem 
1912. 
2 
