62 
Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cullur. 
folgte. In dem engeren Rohre befand sich ein allseitig geschlossener Hohl- 
körper aus dünnem Glase, an dessen innerer Wandung ein Ring aus 
weichem Eisenblech fest angepreßt war. Zu den ersten Messungen be- 
diente ich mich einer Eisenplatte, die durch einen eingeschmolzenen 
Platinstift von unten gehalten wurde, doch traten hier leicht infolge von 
Spannungen Risse an der Einschmelzstelle auf. Dieser Senkkörper hatte 
den Zweck, die Menisken in einfacher Weise zu erneuern und so stets 
für eine gründliche Benetzung der Kapillaren zu sorgen. Es befanden sich 
nämlich die Pole eines starken Elektro- 
magneten etwa 1 V 2 cm über der Mitte 
des Eisenringes, die ihn während der 
Messung in Schwebe hielten. Wurde 
der Magnet ausgeschaltet, so fiel der 
Senkkörper herunter und drückte den 
Meniskus im weiteren Rohre und da- 
mit die Menisken in den Kapillaren 
in die Höhe. Darauf wurde der 
Magnet wieder eingeschaltet und, nach- 
dem sich Gleichgewicht eingestellt 
hatte, gemessen. Verfasser glaubt die 
merkwürdige Erscheinung beobachtet 
zu haben, daß der Stand der Menisken 
in den Kapillaren nach der Erneuerung 
zunächst um einige Hundertel mm 
tiefer war und dann erst wieder auf 
- J den endgültigen Stand hinaufging. Die 
Entfernung des Senkkörpers von der 
Wandung des umschließenden Rohres 
durfte nicht zu weit sein, da sonst 
die magnetische Wirkung zu sehr ge- 
schwächt worden wäre, andererseits 
durfte sie aber auch nicht zu eng sein, 
i , (_ Beim Emporziehen des Senkkörpers 
Fig Ur 3 bildete sich nämlich infolge der momen- 
tanen Auseinanderzerrung der Flüssig- 
keit eine Gasblase, die, wenn genügend Raum zwischen Senkkörper und 
Wandung vorhanden war, sofort entwich, bei ungenügendem Zwischenräume 
jedoch hängen blieb, und, weil ihr Volumen nicht konstant blieb, ein genaues 
Ablesen unmöglich machte. Je viskoser die Flüssigkeit war, desto größer 
mußte der Abstand genommen werden. 
Die Beschaffung von geeignetem Material für die Kapillaren bot 
Schwierigkeiten, da kein Kapillarmikroskop zur Verfügung stand. Es 
wurde versucht, von den ausgesuchten Kapillaren Dünnschliffe herzustellen 
