G6 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 
Zwischen den Scheiben und den Winkeln befand sich ebenfalls Asbest- 
papier. Die vorderen Scheiben waren planparallel. 
Die Scheiben hielten auf diese Weise Temperaturen bis etwa 160° 
gut aus, doch mußte genau darauf geachtet werden, daß sie gleichmäßig 
aufgedrückt wurden. Das geschah, indem man das Fensterkreuz sich auf 
der Scheibe spiegeln ließ, und so eine etwaige Verzerrung feststellte. 
Während aller Versuche sprang nur eine Scheibe. Es wurden auch an 
Stelle des Syndetikons andere Dichtungsmittel versucht, die sich jedoch 
meist wegen ihrer Löslichkeit in dem Paraffin nicht bewährten. 
Zum Schutze gegen Zugluft war der Thermostat mit einem Holz- 
mantel umgeben, gegen den er durch Holzkeile gestützt war. An diesem 
Holzmantel befanden sich auch die Halter für die Heizkörper und den 
Motor und Klemmen für den Heizstrom. Der Holzkasten trug unten einen 
Blecheinsatz mit einem Ausfluß, so daß das durchsickernde Paraffin auf- 
gefangen werden konnte, er ruhte auf Klötzen in einer Blechwanne, die 
das heraustretende Öl im Falle des Platzens einer Scheibe auflängen sollte. 
Das Ganze stand auf einem Gaußschen Stative. 
Die Heizung. 
In dem Thermostaten befanden sich an beiden Seitenwandungen 
2 elektrische Heizkörper aus 0,45 mm starken Manganindraht, der über 
ein viereckiges Glasgestell gewickelt war, das gegen eine Berührung mit 
den Kupferwänden durch Glasknöpfe geschützt war. Die Heizkörper 
hatten je einen Widerstand von 0,45 £2 und waren parallel geschaltet, 
ebenso war der Draht auf jedem Heizkörper selbst mehrmals parallel ge- 
schaltet. Zum Heizen diente der Strom einer Batterie von 16 Volt 
Spannung und großer Kapazität, die höchst verwandte Stromstärke betrug 
45 Ampere. Selbstverständlich riefen auch die Ströme in den Windungen 
der Magneten eine Erwärmung des Bades hervor, so daß die Temperatur, 
wenn sie nur allein eingeschaltet waren, auf etwa 38° stieg. 
Als Badflüssigkeit wurde ausschließlich, wie schon erwähnt, Paraffinum 
liquidum angewandt, das bis etwa 1 20 0 ein angenehmes Arbeiten gestattete. 
Darüber hinaus machten sich freilich die Dunkelfärbung und die auf- 
tretenden Dämpfe oft recht übel bemerkbar. Sehr sorgfältig mußte vor 
allem auf das Vermeiden eines Lichtbogens innerhalb der Heizkörper ge- 
achtet werden, da sonst das Öl sehr schnell dunkelte. 
Rührung und Temperaturmessung. 
Die Rührung geschah durch einen kräftigen Turbinenrührer, der die 
Flüssigkeit von oben nach unten saugte und mit einem kleinen Stark- 
strommotor durch eine biegsame Welle verbunden war. 
