II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 
67 
Die Temperaturbestimmung geschah durch kleine Anschützthermometer, 
die vollständig in die Flüssigkeit versenkt wurden. Sie waren in einem 
Becherglasthermostaten mit von der physikalisch-technischen Reichsanstalt 
geprüften Normalthermometern verglichen worden. 
Aufhängung des Kapillarapparates. 
In diesem Thermostaten hing das Rohr nun in folgender Weise: 
Zunächst wurde an dem oberen Ende des Rohres ein Papierstreifen mit 
ein wenig Syndetikon festgeklebt und das Rohr dann in die Messing- 
tülle (T) hineingeschoben. Über der Tülle befand sich ein kleiner Zylinder 
aus Pockholz (P), der sich als unbedingt notwendig erwiesen hatte, da sonst 
infolge der guten Wärmeleitung der Metallteile eine Temperaturdifferenz 
zwischen dem oberen und unteren Teile des Rohres erfolgte, die ein 
Kondensieren des Dampfes am Ende der Kapillaren veranlaßle. Über dem 
Pockholz befand sich ein Kugelgelenk (K), das an einem Messingbalken (B) 
befestigt war. Beide waren durch eine wärmeisolierende Schicht von 
Speckstein (Sp) getrennt. Auf der anderen Seite des Messingbalkens 
befand sich ein gleicher Apparat, so daß immer zwei Beobachtungen neben 
einander gemacht werden konnten. 
Da es unmöglich war, die Kapillaren innerhalb des Thermostaten 
senkrecht einzustellen, so bediente ich mich folgender Vorrichtung: Der 
Messingbalken (B) und ein ähnlicher Balken für den Magneten befanden 
sich auf einem horizontalen Messingstabe, der durch einen verstellbaren 
Schlitten an einem senkrechten dreikantigen Messingrohre befestigt war. 
An der anderen Seite des Schlittens befand sich ein Gegengewicht. Dieses 
Dreikantrohr war durch einen zweiten Schlitten an einem wagerechten 
dreikantigen Messingrohre, das in die Wand eingelassen war, befestigt, 
Die Senkrechtstellung geschah außerhalb des Bades durch zwei Lote, 
dann wurde die herausgezogene Apparatur, ohne daß eine Verschiebung 
zu befürchten war, in das Bad gesenkt. Die Vorrichtung hatte den Vorteil, 
daß die Meßröluen von den Erschütterungen von Motor und Rührer frei 
blieben. 
Keleuchtimg und Ablesung. 
Die Beleuchtung der Meßröhren geschah von hinten durch eine Metall- 
fadenlampe. Ihr Licht ging zunächst durch eine Wasserküvette, die die 
Wärmestrahlen absorbieren sollte, dann durch einen geölten Papierschirm. 
Zur Ablesung diente ein Kathetometer der Societe Genevoise, das 1 / 50 mm 
genau abzulesen gestattete. Um das Kathetometer gegen eine etwaige 
Erwärmung durch das Bad zu schützen, war zwischen beiden eine hölzerne 
Wand aufgestellt, die einen Ausschnitt zur Beobachtung hatte. (Siehe 
Abb. 5.) 
5* 
