II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 
69 
Dichtebestimmungeu. 
Die Dichten eines Teiles der untersuchten Stoffe waren noch nicht 
für alle Temperaturen bekannt. Ihre Bestimmung geschah in einem 
uförtnigen Dilatometer 1 ), das an dem einen Schenkel einen weiteren 
zylindrischen Teil trug, während der übrige Apparat aus einer 1,6 mm 
weiten Kapillare bestand. Oberhalb des erweiterten Teiles waren beide 
Kapillaren gleichmäßig mit einer 13 cm langen Teilung versehen. Ein 
Ablesefehler von */ 4 mm entsprach bei einer Dichte von 1 noch nicht einem 
Fehler von 1 in der dritten Dezimalstelle. Da die Ablesegenauigkeit jedoch 
größer war, ist die dritte Stelle noch als genau zu betrachten. Das 
Volumen des Apparates wurde von cm zu cm durch Auswägen mit 
gereinigtem Quecksilber festgestellt. Um immer eine stets gleiche Tempe- 
ratur zu haben, wurden die Messungen im Nullgradthermostaten vor- 
genommen. Aus den gefundenen 12 Werten wurden die anderen intrapoliert 
und das Volumen für die jeweilige Temperatur umgerechnet. Das Volumen 
betrug ca. 2 cm 3 . Das Dilatometer hing zur Messung in einem Thermo- 
staten, der aus 2 ineinandergehängten Bechergläsern bestand und durch 
einen elektrischen Heizkörper in der üblichen Form 2 ) geheizt wurde. Das 
mit der zu messenden Flüssigkeit gefüllte Rohr wurde nach der Messung 
noch einmal gewogen, um einen etwaigen Verlust au Substanz zu kon- 
statieren, das war jedoch nie der Fall; nur Cyclopentadiem mußte im ab- 
geschmolzenen Bohre gemessen werden. Die Dichten wurden im Abstande 
von 10 — 20° bestimmt. 
Die Messung der kapillaren Größen. 
Die Messungen der kapillaren Größen geschahen in der Weise, daß 
bei einer Temperatur immer etwa 7, zuletzt 10 mal die Steighöhe in 
beiden Kapillaren gemessen wurde. Jeder Meniskus wurde bei der ein- 
zelnen Messung etwa dreimal abgelesen, um einen Irrtum zu vermeiden, 
und stets auf die genaue Stellung des Fernrohres geachtet. Die Über- 
einstimmung der einzelnen Werte war verschieden, sie war bei weniger 
viskosen Flüssigkeiten im allgemeinen besser, die Abweichungen der ein- 
zelnen Messungen vom Mittel betrugen etwa 4 / 100 mm im Durchschnitt. 
Diese so erhaltenen Steighöhen bedurften noch zweier Korrektionen, so 
daß sich die wirkliche Steighöhe als hkorr = hbeob. -j- h' -f- h" ergab 3 ), h' 
war die Korrektion, die eingeführt werden mußte, weil das weitere Rohr 
nicht frei von Kapillarität war, sie betrug je nach der Größe der spezif. 
Kohäsion 4 / ]00 bis 00 mm > die zweite ist = r' 3 , wenn r der Radius 
der Kapillare ist. Zwischen den Werten der spez. Kohäsionen in beiden 
5 ) Siehe Pick. Ztschr. f. phys. Chem. 77, 583. 
2 ) Siehe Pick a. a. O. S. 583. 
3 ) Waiden. Lit. Verz. 23. 
