70 
Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 
Kapillaren ergaben sich konstante Abweichungen, die sich dadurch erklären 
lassen, daß die Lumina der verwandten Kapillaren noch Abweichungen 
von der Kreisform zeigten. Diese Abweichungen fallen bei engen Kapillaren 
stärker ins Gewicht als bei weiten, weil ja die Meßgenauigkeit immer die 
gleiche bleibt. Aus diesem Grunde ist auch die Verwendung noch engerer 
Kapillaren, die ja auch sonst größere Schwierigkeiten bieten, nicht emp- 
fehlenswert. 
Die Werte der weiten Kapillaren sind als relativ genau zu betrachten, 
da die Differenzen der beiden Durchmesser mit dem Kapillarmikroskop 
nicht mehr festgestellt werden konnten. Daher habe ich die Radien der 
engen Kapillaren aus den Steighöhen der weiteren Kapillaren nach der 
Gleichung r' 2 = r s hj/h 2 ausgerechnet, wenn r x und hj die Werte in der 
weiten Kapillare, r 2 und h 2 die in der engen Kapillare bedeuten. Auf 
diese Weise erhalte ich mit einander vergleichbare Werte der spezif. Kohäsion. 
In dieser Korrektion liegt eine gewisse Willkürlichkeit, da die Werte der 
weiten Kapillare sicherlich noch etwas zu hoch sind, aber diese Ab- 
weichungen dürften die Versuchsfelder nicht überschreiten. Die Messungen 
wurden mit ganz wenigen Ausnahmen bei ansteigender Temperatur aus- 
geführt, indem das Bad zunächst wenige Grade über die gewünschte 
Temperatur erwärmt, dann die gewünschte Temperatur durch Abkühlen 
erreicht, und der ihr entsprechende Heizstrom eingestellt wurde. 
Merkwürdige Schwierigkeiten bot der Versuch, Formamid zu messen, 
da diese Substanz stets einen Beschlag an der äußeren Wandung der 
Kapillaren und der inneren Glaswandung bildete, der auch nach der Ent- 
fernung (durch Abkühlung des unteren Teiles des Rohres) immer wieder 
auftrat. Diese Erscheinung, die eine Messung unmöglich machte, konnte 
nicht erklärt werden. Alle anderen Rohre blieben vollständig klar, voraus- 
gesetzt, daß sie sich nicht zu nahe an der vorderen Wandung befanden 
und so eine Abkühlung erlitten. 
Die Ergebnisse der Messungen. 
Die verwendeten Kapillaren hatten bei 20° folgende Radien in cm: 
Kapillare 6 : r = 0,022025, 
Kapillare 8 : r = 0,022223, 
Kapillare 9 : r = 0,010632 r’ = 0,010629, 
Kapillare 10 : r = 0,010565 r = 0,010511, 
Kapillare 11 : r = 0,014776 r' = 0,014705. 
Die angeführten Größen sind in folgenden Maßen ausgedrückt: Die 
Temperatur (t) in Cels. -Graden, die spez. Kohäsion (a 2 = r hkorr.) in cm 2 , 
die Oberflächenspannung (= */g a 2 g s) in dyn/cm, die molekulare Ober- 
/M\ 2 / 
flächenenergie (M. O. E.) = y \<r) 3 * n Erg. 
