bU 
MEMOKIAS CIENTIFICAS I LITERAKIAS 
en el interior de la tierray auscultarlo, a pesar de que, has- 
ta estos ultimos afios, parecia inaccesible para siempre a las 
investigaciones positivas del hombre. 
IV. El pendulo cardanico de Santiago 
No deja de llamar la atencion que los inventores de sis- 
mografos no hayan pensado nunca en utilizar la suspension 
cardanica para conseguir la masa fija que necesita la regis- 
tracion de los movimientos terrestres, puesto que en los 
pendulos astaticos de Wieclrert descansando la masa sobre 
doS pares cruzadas de resortes, no esta suspendida, de tai 
suerte que no se trata de una verdadera suspension de esta 
clase. Era, pues, logico ensayar si aplicando este principio 
A la construction de un sismografo, no se obtendrian diagra- 
mas satisfactorios. Asi se hizo en Santiago y se encargd al 
mecanico avudante del servicio sismologico lo construyera 
con los medios y materiales que pudieron conseguirse en el 
pais. 
Fuera de ser suspendida la masa fija exactamente como 
por ejemplo las lamparas a bordo de los navios, el sismo- 
grafo de que se trata no presenta nada particular. La masa 
pesa 65 kilogramos y esta formada por 7 varas redondas de 
fierro ensambladas en forma de un exagono. Dos contrape- 
sos laterales y otro inferior permiten obtener facilmente la 
verticalidad de la masa. 
El aparato ha sido puesto en servicio en el mes de junio 
de 1911 y desde luego ha registrado los temblores locales y 
regionales con toda regularidad. Su radio de vigilancia al- 
canza a unos 1,500 kilometros, pues registra los temblores 
fuertes de Iquique. Si hubiera sido construido en algun ta- 
ller de mecanica de precision de Europa, no cabe duda de 
que registraiia temblores mucho mas alejados. Asi resulta 
mas sensible que el pendulo astatico de Wiechert cuyamasa 
pesa tres veces mas que la suya. 
Los sismogramas del pendulo cardanico se notan por la 
