372 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LI FERARi AS 
'COREECCION EX MM. A LA LECTURA DEL BAROMETRO 
DE LA DEPRESIOX PRODUCIDA POR CAPILARIDAD 
La correccion es siempre aditiva 
Diametro 
del 
tubo en mm. 
FLECHA DEL MENISCO 
EN MM. 
- 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
4 
0,83 
1,22 
1,54 
1,98 
2,37 
5 
0,47 
0,65 
0,86 
1,19 
1,45 
1,80 
6 
0,27 
0,41 
0,56 
0,78 
0,98 
1,21 
1,43 
7 
0,18 
0,28 
0,40 
0,53 
0,67 
0,82 
0,97 
1,13 
8 
0,20 
0,29 
0,38 
0,46 
0,56 
0,65 
0,77 
9 . 
0,15 
0,21 
0,28 
0,33 
0,40 
0,46 
0,52 
10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,29 
0,33 
0,37 
11 
- 
0,10 
0,14 
0,18 
0,21 
0,24 
0,27 
12 
0,07 
0,10 
0,13 
0,15 
0,18 
0,19 
13 
0,07 
0,10 
0,12 
0,13 
0,14 
^ 
1 
En resumen, los barometros de alta precision de- 
ben ser bastante anchos para que la depresion ca- 
pilar sea insignificante. 
2d. — C orreccion de temperatura 
Reduccion a 0° de las lecturas harometricas Jiechas 
con instrumentos de escala de laton 
Las escalas que sirven para medir las alturas del 
mer c ur io en un hard metro no dan indicaciones exac- 
tc's sino cuando su temperatura es de 0°, porque es a 
cnando cada nna de las divisiones vale 1 
mm. 
