ISMAEL GAJARDO REYES 
403 
TaBLA DE LOS COEFICIENTES DE GLAISHER PARA 
CALCULAR LA TEMPERATURA DEL PUNTO DE RO- 
CIO CON LOS DATOS DEL PSICROMETRO. 
Si enfriamos progresivamente un cuerpo, tal co- 
mo un vaso cle vidrio, colocado en una atmosfera 
no saturada de vapor de agua, llega un mo men to 
en que el aire que esta en contacto con la superficie 
del vaso, y que se enfria al mismo tiempo que este, 
adquiere la temperatura en que el vapor de agua 
que contiene lo satura. Este vapor se condensa en- 
tonces, y se deposita en forma de vaho o de rocio en 
la superficie enfriada. Un termometro colocado en 
el interior del vaso indicara, en ese instante, la tem- 
peratura del punto de rocio, es decir, la temperatura 
de saturacion de la capa del aire ambiente. 
Pues bien, de observa clones comparativas entre 
el psicrometro y el liigrometro de condensacion lie- 
cbas en Greenwich, Glaisher dedujo unos coeficientes 
empiricos que, multiplicados por la diferencia t — t’ 
de las temperaturas de los termometros seco y hu- 
medo del psicrcSmetro y restando el producto de la 
temperatura del aire T, dan la temperatura del 
PUNTO DE ROCIO 
Asi: 
to- T— K (t— t’) 
