140 ANAI.ES. ENEKO LIE 1863. 
determinarse. Para atcrluar la inseguridad que asi puede haber, lie tratado 
de dar a las observaciones la mayor exactitud posible, valiendome con este 
fin, de un aparato de grandes dimensiones i susceptible de indicar mui cor- 
tas variaciones en laaltura de la columna de mercurio. He tenido, almis- 
mo tiempo, oportunidad de observar en dicho aparato, algunos fenomenos 
interesantes relativos a la capilaridad, i tanto para apreciar estos cuanto 
para formarse una idea exacta acerca del merito de las observaciones, me 
lia parecido conveniente dar aqui una descripcion detallada del susodicho 
barometro representado por la litografia adjunt a. En la construccion del 
referido aparato me ha servido de gnia el gran barometro discurrido por el 
perspicaz Bohnemberger , i he tenido la satisfaccion de verlo ejeculado con 
perfeccion por el seftor Grosch, distinguido injeniero-o ptico eslablecido 
en esta capital. 
En la tabla DD\ del grueso de 2\ pulgadas, de forma de un rectangulo, 
cuyos lados miden 21 i 23 pulgadas, estan aseguradas las columnas ,#B, 
A r B\ de 4 i media pulgadas de diametro i de 37 pulgadas de altura. Es- 
tas columnas se componen de dos piezas, unidas por tornillos en C,C’ con 
el fin de colocar i asegurar e-nitre ellas la tabla EE’; esta ultima es igual a 
la tabla E,F’, la que se balla firmemente pegada a las cabezas de las colum- 
nas por los tornillos de fierro a^o?. Dichas dos tablas sirven, como se ve 
en la figura, para dar a la columna de mercurio ia la escala una posicion 
firme i vertical. De las dos referidas tablas se ban cortado las piezas m u 
w m’-; n v? w" 1 ?t’, describiendo los arcos circulares u w , w’ up- desde los cen- 
tros p, _p’ i en dichos arcos se hallan las Ires aperturas circulares zz, zj, zc, 
ocupando la media de ellas el tubo de21 milhnetros de diametro; las otras 
dos estan destinadas para colocar en ellas oportunamente otros tubos de 
diferentes diametros, con el objeto de examinar la capilaridad i otros fe- 
nomenos clependientes de ella. Las dos citadas piezas m uvw... corren 
en sus respectivas tablas a lo largo de dos lineas paralelas i se dejan afir- 
mar a las' tablas por los tornillos en m, w? n, v?. Por el centro p del arco 
u w pasa la pieza cilindrica de fierro que lleva la escala M, resultando de 
ahi que el eje de esta pieza forma el eje de un cilindro, en cuya superficie 
caen los cjes de los tubos que ocupan las aperturas antedichas. Enla tabla 
DD 1 , entre las dos columnas, se halla colocada la cubeta fifi’ de cristal, 
de forma cilindrica, cuyo diametro interior es de 147 milhnetros, i la cual 
esta asegurada a la tabla por las piececitas a;, x\ El gran tubo r r’ se sumer- 
je en dicha cubeta, llena, hasta un poco mas de la mitad, de mercurio, 
i a fin de que el tubo no toque el fondo de la cubeta i evitar asi la entrada 
de aire en el vacio, el tubo pasa por un anillo en y, el que forrado de piel 
en el interior i apretado por pequerlos tornillos al tubo, descansa en la ta- 
bla EE’; el mismo tubo estaretenido en su posicion en la tabla superior por 
el resorte y. La escala de milimitros [desde 680 Hasta 800] se halla graba- 
